( 7S) 

 pectoraux. Les pulsations de la jugulaire, ou celles du 

 tronc veineux résultant de l'union de la jugulaire avec 

 l'axillaire, recueillies au moyen d'un explorateur Verdin, 

 sont transmises à un petit tambour à levier très sen- 

 sible (modèle Rolhe de Prague), qui écrit avec un mini- 

 mum de frottement sur le papier légèrement enfumé 

 du grand kymographe de Hering. En regard du pouls 

 veineux, on inscrit simultanément le tracé du pouls caro- 

 lidien recueilli au moyen d'un sphygmoscope de Marey, ou 

 celui du choc extérieur du cœur au moyen de l'explo- 

 rateur (cardiographe) de Marey. La vitesse de l'appareil est 

 contrôlée au moyen d'une horloge inscrivant les secondes. 

 On arrête fréquemment la marche du papier enfumé, de 

 manière à permettre aux différentes plumes d'inscrire des 

 lignes de repère. Pendant ces arrêts, le mouvement pro- 

 pulseur continue à marcher et conserve toute sa vitesse. 

 Immédiatement après l'arrêt, le papier repart avec la même 

 vitesse uniforme. 



L'explorateur Verdin présente une plaque métallique 

 que l'on glisse sous la veine. La plaque porte, à sa face 

 supérieure, une demi-gouttière fixe sur laquelle se place la 

 veine. Une demi-gouttière mobile vient recouvrir la veine 

 et communiquer ses battements, par l'intermédiaire d'une 

 petite tige verticale, à la membrane en caoutchouc mince 

 d'un petit tambour à air très sensible. Le tambour à air 

 peut être fixé à la hauteur voulue au-dessus de la veine; 

 il est mobile le long d'une petite tige métallique fixée 

 perpendiculairement à la plaque métallique : le tambour à 

 air est relié à un tambour à levier. 



Le sphygmoscope dont je me sers, et dont la figure 8 

 représente un croquis en demi-grandeur naturelle, rappelle 

 l'instrument imaginé par Marey. La modification consiste 

 dans l'adjonction d'un tube de lavage t, et dans l'emploi 



