( 244 ) 



La détermination des poids spécifiques a eu lieu par la 

 méthode dite du thermomètre à poids, en se servant, 

 comme liquide auxiliaire, de xylol du commerce rectifié, 

 bouillant à 159°-140°. L'appareil constituant le thermo- 

 mètre était de deux parties pour permettre l'introduction 

 du corps solide. 



Le tube formant la fermeture a été rodé sur le vase 

 proprement dit et le joint a été douci au moyen de colco- 

 tar, de manière à réaliser une fermeture absolue et un 

 volume toujours le même à la même température. Le 

 volume de l'appareil a été déterminé à l'aide de l'eau, puis, 

 comme contrôle, à l'aide du mercure. Il cubait, à 70°, 



20 cc ,477577 



avec une erreur probable de =b CC ,000028, soit d'envi- 

 ron 7 millionièmes. L'augmentation de volume était de 

 CC ,000561875 par degré de température; on en déduit le 

 coeffficient de dilatation d = 0,00002697 

 La densité du xylol a été trouvée égale à 



0,856963 à 20°,0 



0,845095 à 54°,7 

 et 



0,826427 à 56°,55 



0,807148 à 77°,8 



d'où, la coefficient de dilatation 



â de 20 à 54,7 = 0,0009555 

 34,7 à 56,55 = 0,0010454 

 56,55 à 77,8 = 0,0011155 (*). 



(*) Luginin a trouvé pour le xylol du commerce $= 0,0011158 

 entre 0° et 100°. Voir Landolt et Bôrnstein. Phys. chenu Tabel- 

 len, 1894; p. 107. 



