( 270 ) 



à condensation, l'avantage de pouvoir servir de base à la 

 construction d'appareils enregistreurs (*). Dans une atmo- 

 sphère agitée elle donne du reste des indications qui ne sont 

 pas influencées par le mouvement de l'air; ce mouvement 

 est même plutôt favorable, en ce sens qu'il active l'évapo- 

 ration ou l'absorption, et accélère ainsi l'établissement de 

 l'équilibre. 



Voici comment ce principe pourrait être appliqué à la 

 construction d'un hygromètre indicateur. Sur un des pla- 

 teaux d'une bonne balance on place l'appareil contenant la 

 substance hygroscopique; l'autre plateau porte une tare, 

 dont le poids est calculé de telle manière que, pour un état 

 hygrométrique moyen, le fléau soit horizontal. Le bouton 

 fileté au moyen duquel on peut régler la sensibilité de la 

 balance est remplacé par une masse assez grande pour que, 

 même par un temps très sec ou très humide, l'aiguille ne 

 quitte pas le cadran gradué devant lequel elle se déplace. 

 Dans ces conditions, la balance peut fonctionner comme 

 hygromètre indicateur, si l'on a eu soin de déterminer les 

 états hygrométriques qui correspondent aux divisions du 

 cadran. 



La substance hygroscopique est une solution de chlorure 

 de lithium, qui imbibe une feuille de papier d'amiante (**) ; 

 cette feuille, enroulée en cylindre, est maintenue par des 

 cercles en fil de platine (***) et déposée dans un crislal- 



(*) Les hygromètres enregistreurs, employés jusqu'ici, reposent 

 tous sur le même principe que l'hygromètre de Saussure ; ils ne sont, 

 comme ce dernier, susceptibles que d'une graduation empirique. 



(**) Le papier d'amiante est préférable au papier ordinaire, parce 

 qu'on n'a pas à craindre sa décomposition. 



(***) En platine, pour éviter toute oxydation. 



