( 271 ) 



lisoir eu verre; tout ce système repose sur un des plateaux 

 de la balance. Le verre, le papier et les fils de platine ont 

 été pesés à l'état sec; le chlorure de lithium est introduit 

 dans le papier sous la forme d'une solution titrée avec soin, 

 dont ou prend une quantité minutieusement mesurée, et 

 que l'on verse dans le cristallisoir pour être absorbée par 

 le tissu de la feuille. On connaît ainsi le poids dé sel anhy- 

 dre p t introduit dans l'appareil; une simple pesée permet 

 de déterminer la quantité d'eau p e qu'il contient; à chaque 

 instant on peut donc calculer la concentration de la solu- 

 tion : 



c=100 - 



Pe 



et la formule 



1 — e = — 0,076 -t- 0,01447 c, 



déjà donnée précédemment, permet de calculer l'état hygro- 

 métrique correspondant. 



Soit P le poids sec du système déposé sur le premier 

 plateau, et soit tt la tare. Si nous représentons par a. l'incli- 

 naison du iléau à un moment quelconque, et par a 1 l'incli- 

 naison observée pour un gramme, on a 



tga = (P -t- p, -f- p t — x) tga, .... (I) 



Soient e' et e" les étals hygrométriques extrêmes (*), 

 pi et p" e les valeurs correspondantes de p e \ pour que ces 



(")£Ces valeurs extrêmes ne sont pas et t, mais les limites 

 entre lesquelles oscille d'ordinaire l'état hygrométrique, à l'endroit 

 où l'appareil est installé. 



