( 272 ) 



états hygrométriques correspondent à des déviations égales 

 de part et d'autre du zéro du cadran, il faut que l'on ait 



P'e "+■ Pe 



«.-P + p. + ?!-_£; .... (II) 



d'où 



tg« = [p e — i [p'e + Pe)] tg«l .... (III) 



Enfin, si 2A est l'amplitude du cadran, il faut que 

 pour p e = p' e on ait a = A, et pour p' e =p" et a= — A; de 

 sorte que 



t g A = Hp:-K)tg«i (iv) 



est l'équation qui détermine la sensibilité qu'il faut donner 

 à la balance; c'est-à-dire que cette sensibilité doit être 

 réglée de telle manière, que si l'on dépose un gramme sur 

 un des plateaux de la balance, la déviation soit précisément 

 égale à l'angle a, déterminé par celte dernière équation. 

 En remplaçant, dans l'équation (III), tg a K par sa valeur 

 tirée de (IV), on arrive à la formule : 



l g« = 71-' ~\ l ^ A • • • • ( V ) 



permettant de calculer les états hygrométriques qui corres- 

 pondent aux divisions du cadran. 



Si l'on veut faire de cette balance hygrométrique un 

 appareil enregistreur, il n'est pas recommandable de 

 recourir au procédé graphique ordinaire; le frottement de 

 la plume sur le papier nuirait à sa sensibilité. La méthode 

 photographique, déjà appliquée à plusieurs instruments du 

 même genre, est de beaucoup préférable. 



