Physique. SSg 



resulte, i". que si dans un liqulde Tart'ometre marque, par 

 cxemple, Sg dcgres, la denslte de ce lirjuide est ^^. Et, a", 

 que Ic volume de i kil. de ce meme liquidc est 5y centi- 

 metres cubes. 



L'autre genre de graduation consiste a diviser la tige 

 de I'instrument en parties inegales, de telle sorte que la 

 densite de I'eau, etant representee par loo , Ics divi- 

 sions inferieures correspondent successivement aux dcnslles 

 10 1 , 102 , etc ; etle5 superieures aux densites 99, 98, etc. 



Alnsi le degre marque par I'areonietre est precisement 

 la densile du liqulde dans lequcl il plonge. 



L'un des moyens indiques par I'auteur pour obtenir ces 

 deux modes de graduation a autant d'exactltude que Ic 

 moyen qu'on eraploie pour graduer I'areometre de Beaume; 

 il est cependant un peu moins simple que celui-ci parce 

 qu'il exige trois pesees de plus. Mais il y a un autre moyen 

 que I'auteur ne public pas, et qui est fondesur un instrument 

 de son invention; il dispenserait des pesees, il rendrait les 

 divisions plus faciles a faire, et meme il pourralt s'appliquer 

 avec avantage a beuucoup d'autres modes dc division. 



L'auteur compare, par des forraules tres -simples, les 

 dif'ferentes especes d'areometre. II donne des tables de 

 comparaison. II donne aussi une table des densiles corres- 

 pondantes aux dilferens degres de I'areometre de Beaume. 

 Cette table est tres-bonne; si elle differe un peu des autres 

 tables qui out ete donnees sur le meme sujet, soit avant la 

 publication de son ouvrage, soit posterieurement, ccla ne 

 tient qu'a I'impossibilite absolue oil Ton est de faire des 

 tables parfaitement exactes. II suffit d'un centieme d'erreur 

 sur une densite determince directement, ou de 7'-. d'erreur 

 sur la mesure du rayon de la tlge pour amener les differences 

 qu'on observe entre les diverses tables. Or ces erreurs sont 

 de celles dont on ne pent guere n'pondre quelque soin qu'on 

 apporte a faire les experiences. . Pouillet. 



652. Sur la MANii-RE dc s'assurcr dc la densite des 

 liquides , avec une description de rarcometre ou 

 de riaydromctre, avec i pi. {Tech. Reposlt., n. i3, 

 janv. 1823, p. I.) 



Cot article n'est qn'unetraduction diilravail rnic M. T'ran- 



