( 179) 



clair que la leinle obtenue dépend à la fois de la plaque 

 cristalline et du quartz en biseau. A l'effet d'obtenir avec 

 exactitude la part de retard attribuable à ce dernier, 

 M. Cesàro adapte au tube du microscope une vis micro- 

 métrique dont récrou mobile vient buter contre l'extré- 

 mité d'un biseau de quartz et permet d'en mesurer la 

 position à un vingtième de millimètre près. A chaque divi- 

 sion de la vis micromélrique correspond une certaine 

 position et, par conséquent, une certaine épaisseur de 

 quartz taillé en biseau et un certain relard du rayon 

 extraordinaire par rapport au rayon ordinaire, retard cal- 

 culé une fois pour toutes. 



Quand donc la superposition du quartz à un cristal 

 taillé parallèlement au plan de ses axes optiques amène 

 un violet déterminé de l'échelle chromatique, la part du 

 relard qui revient au quartz peut être déterminée par 

 l'inspection de la vis micrométrique, et l'on connaît par là 

 même celle qui revient au cristal. Pour appliquer la for- 

 mule 7 = X, dans laquelle R est le retard dû au cristal, 

 e son épaisseur et X la biréfringence, il ne reste qu'à 

 mesurer l'épaisseur du cristal, soit par le procédé de la 

 double mire, soit aulremenl. 



M. Cesàro applique ce mode à la mesure de la biréfrin- 

 gence d'une série de minéraux se présentant en cristaux 

 minces, en aiguilles, ou en lames de clivage, parallèles à 

 un axe optique ou à deux axes d'élasticité. 



L'opération peut s'exécuter rapidement, et elle donne 

 néanmoins des résultais assez précis pour caractériser une 

 espèce, à en juger d'après les expériences consignées 

 dans le mémoire de M. Cesàro. L'auteur étudie successi- 

 vement la calamine, la barytine, l'émeraude, la microsom- 

 mile, le quartz, la milarite, la heulandite, le gypse, la 

 carpholile, etc. 



