(2)4) 



millimèlre. On inlroduil le biseau par A, son arête étant 

 en B, et Ton cherche la position où l'un obtient un des 

 violets sensibles; puis, en tenant lixe le biseau en A et tout 

 en continuant à examiner la lame, on avance l'écrou jus- 

 qu'à ce que l'on ressente qu'il y a eu contact. 



iv 



i,„ri 



Le retard élant obtenu, pour avoir la biréfringence il 

 faut mesurer l'épaisseur; dans les exemples qui suivent 

 cette mesure a été faite soit en mettant successivement 

 au point la face supérieure de la lame, puis la face du 

 porte-objet sur laquelle elle repose, soit par le moyen 

 suivant : Nous avons adapté à un microscope une platine 

 mobile dans son plan, parallèlement à un des (ils du réti- 

 cule, par une vis micromélrique, dont la division accuse 

 0,2 centièmes de millimètre; on place sur la lame porte- 

 objet un petit parallélipipède rectangle en verre, à l'une'des 

 faces verticales duquel on a fait adhérer, en l'humectant 

 légèrement, la lamelle, de manière qu'elle dépasse légère- 

 ment vers le haut; on observe ainsi la lamelle sur sa 

 tranche et en faisant coïncider, à l'aide de la vis, successi- 

 vement les deux bords de la tranche avec un fil du réticule, 

 on obtient l'épaisseur. 



Enfin, pour les lames minces de roches, déjà fixées au 

 porte-objet, on peut choisir entre difl'érentes pisges d'un 

 minéral bien connu, de quartz par exemple, une plage dont 



