IZ M i M O I R E S 



de la colonne d'air,&pourchaquetlegre de plus ou de 

 nioins on ajoute, ou on retranche r^ de la hauteur in- 

 diquee par les logarithmes. Nous ne nous etendrons pas 

 davantage fur cette partie de notre travail , que nous 

 avons projete de reprendre quelque jour avec plus de 

 foin & de loifir. Nos baromerres ne s'accordoient pas 

 autant que nous I'aurions defire , & les differences , quoi- 

 que refferrees dans les limites d'une ligne , etoient fu- 

 jettes a des variations que nous n'avons pu founiettre 

 encore a aucune regie conftante (i) ; leur conftru6lion 

 ne differoit de celle des divers barometresafiphon, que 

 par le moyen employe a y contenir le mercure , & a 

 les rendre portatifs. Les notres etoient compofes de 

 deux tubes de meme calibre, longs, I'unde 30 pouces, 

 & I'autre de 7 ou 8 ; ils etoient reunis par un tube , 

 dont le diametre etoit moindre d'environ une ligne ; 

 celui-ci tormoit la courbure & s'elevoit d'un bon pouce 

 au-delTus d'elle , dans la branche courte. Une tige d'acier 

 armee de deux piilons de peau, fermoit a la tbis I'ori- 

 fice du tube de 7 pouces & du petit tube qui lui etoit 

 foude. L'inftrument ainfi f'erme & maintenu dans une 

 fituation renverfee , pouvoit etre porte meme fans me- 

 nagement en bandouliere, & nous avons eprouve qu'il 

 n'etoit pas moins commode dans la pratique que fimple 

 dans I'execution. 



(i) La conftance dans le rapport des hauteurs entre ies colonnes de deux ou 

 de pUificurs barometres , a cte pcut-etre plutot preaimee que conclue d'apr^s 

 rcxpericncc. Schakbury , qui Tame ['excellence des inltrumens qu'il lenoit de 

 la main de Raml'dem, y a pourtant obferve cette finguliere variation. On trouve 

 dans les Memoircs de I'Acadcmie de Pdtcrsbourg , qu'elle refulte aufli de la com- 

 paraifon qui a cte faite des inftrumens de cette Academic & de ceux de la So- 

 ciete Eleaorale de Manheim. 11 feroit ailc d'ajoutcr dc nouveaux temoignages i 

 ceux-ci. 



