528 Allgemeiner Theil 4. Mikroskopische Untersuchungsmethode. 
mässigen Beleuchtungsapparat besitzt. Solche Instrumente stellen das einfache Mikro- 
skop, Simplex, im engeren Sinne dar. Sehr zweckmässig eingerichtete Präparir- 
mikroskope werden jetzt von allen besseren Mikroskopfirmen geliefert. 
Das zusammengesetzte Mikroskop, Compositum (Fig. 125), besteht 
zunächst aus zwei an einem im Inneren geschwärzten Metallrohre (Tubus, AR) an- 
gebrachten Linsensystemen, von denen das eine, dem Gegenstande zugewendete, 
als Objectiv, das andere, dem Auge des Beobachters zugekehrte, als Ocular be- 
zeichnet wird. 
Das Objectiv (Fig. 124 M M) entwirft von dem gleich ausserhalb seiner Brenn- 
weite befindlichen Gegenstande AB ein verkehrtes und vergrössertes physisches (reelles) 
Bild A’ B‘, welches durch das Ocular 00, wie durch eine Lupe betrachtet, sich 
nochmals vergrössert, als scheinbares (virtuelles) Bild A" B“ darstellt. 
Das Ocular (Fig. 125 Oe), 
welches am oberen Ende des Mikro- 
skoprohres (R) einfach eingeschoben 
wird, besteht aus zwei planconvexen, 
nicht achromatischen, in einer ge- 
meinsamen- Fassung "angebrachten 
Linsen (Doppelocular), von denen 
die obere Ocular-, die untere Col- 
lectiv- oder Sammelglas ge- 
nannt wird. Letztere hat vorzüglich 
den Zweck, die Lichtstärke des vom 
Öbjective entworfenen Bildes zu er- 
höhen und seine Krümmung auszu- 
gleichen (Fig. 124 C C). Zwischen 
beiden ist eine. kreisförmig durch- 
brochene geschwärzte Metallscheibe 
(Diaphragma, Blende) angebracht. 
Das am unteren Ende des Mikro- 
skoprohres anzuschraubende Objec- 
tiv. (Fig. 125 05) besteht bei den 
neueren Mikroskopen aus einem zwei- 
bis viergliedrigen . Objectivsysteme. 
Die dreigliedrigen haben zwei ach r.o- 
matische (d. i. Doppellinsen aus 
einer. biconvexen Sammellinse aus 
Fig. 124, Crownglas und einer planconcaven 
- Be Zerstreuungslinse aus Flintglas) nebst 
einer einfachen (nicht achromatischen) Frontlinse .(d. i. die unterste Linse mit 
gegen das Object gekehrter planer Seite, gewöhnlich in vernickeltem Messing oder 
in Aluminium gefasst); die vierglielrigen bestehen von unten nach oben aus einer 
halbkugeligen einfachen Frontlinse, einer planconvexen: oder biconvexen einfachen und 
zwei achromatischen Doppellinsen. Die Combination. bei den achromäatischen Linsen 
hat den Zweck, theils die chromatische und sphärische Aberration auf ein Minimum 
zu reduciren, theils die Lichtstärke des Bildes zu vergrössern. 
Ausser den gewöhnlichen Trockensystemen sind für intensivere Untersuchungen 
auch sogenannte Immersionssysteme (Tauchsysteme) im Gebrauche, welche sich 
bei der Anwendung von jenen dadurch unterscheiden, dass man ihre Frontlinse in einen 
Tropfen destillirtten Wassers (Wasser -Immersionssysteme) oder in einen Tropfen 
Cedernholzöl (Oel-Immersionen, Homogen-Immersionen) eintaucht. den man auf 
das Deckglas, respective auf die Frontlinse gebracht hat. Für die gewöhnlichen pharma- 
kognostischen Untersuc hungen sind diese Objectivsysteme, deren. Leistungsfähigkeit 
‚man. auf-einen ausserordentlich hohen Grad der Vollendung gebracht hat, entbehrlich. 
