I. Das Mikroskop und die mikroskopische Beobachtung. 529 
Das Mikroskoprohr (Tubus) ist an dem Gestelle (Stativ) so befestigt, dass 
seine Achse genau in die Mitte der in dem darunter angebrachten, zur Aufnahme 
des Untersuchungsobjectes bestimmten, meist viereckigen Objecttische (T) be- 
findlichen Oeffnung (X) fällt. Der Tubus ist bei den gewöhnlichen Arbeitsmikroskopen 
aus zwei Stücken zum Einschieben und zum Ausziehen (wodurch die Vergrösserung 
gesteigert wird), also extrahirbar, construirt. Zum eventuellen Festhalten des Object- 
glases sind auf dem Öbjeettische zwei in seitliche Löcher einfügbare federnde Klammern 
(Objeetklammern, X) angebracht. 
Bei der Beobachtung müssen 
Object und Objeetiv, je nach 
Umständen, bald einander ge- 
nähert, bald voneinander ent- 
fernt werden. Zum Behufe dieser 
„Einstellung“ des Objectes 
ist seltener der Tisch, meist 
das Rohr beweglich gemacht. 
Bei vielen Mikroskopen, zumal 
den grossen, geschieht diese 
Bewegung durch ein Triebrad. 
Die gewöhnlichen Arbeitsmikro- 
skope besserer Art haben eine 
doppelte Einstellung: eine 
grobe, welche durch sanfte \ 
schraubenförmige Bewegung des Ss... 
Rohres in der von der Mikro- ai ; 
skopsäule (S$) getragenen ni er 
Hülse (F) geschieht, und eine I; 
feine mittelst der Mikrome- 
terschraube (M), welche 
bald am oberen (in der Abbil- 
dung), bald am unteren Ende der 
Mikroskopsäule angebracht ist. 
Eine sehr bequeme, viel Zeit 
ersparende Einrichtung ist das 
Revolverobjectiv, bei wel- 
chem, durch Vermittlung einer 
am unteren Ende des Tubus an 
Stelle des Objectives anschraub- 
baren Metallscheibe , mehrere 
Objective ohne jedesmaliges Ab 
und Anschrauben der Reihe 
nach durch einfache Drehung 
oder Verschiebung zur Anwen- 
dung kommen können. 4 
Mit dem Compositum unter- Fig. 125. 
sucht man fast ausschliesslich Arbeitsmikroskop von Merker & Ebeling in Wien, 
im durchfallenden Lichte; ee gene 
der hiezu am Mikroskope eingerichtete Beleuchtungsapparat besteht aus 
einem Spiegel (F), und zwar haben alle besseren Mikroskope zugleich einen Plan- 
spiegel für schwächere und einen Hohlspiegel für stärkere Vergrösserungen, welcher 
unter dem Tische sich befindet und die aufgefangenen Strahlen durch dessen centrale 
Oeffnung (X) auf das Untersuchungsobject wirft, sowie aus der zur Regelung dieses 
Lichtes, namentlich um die überflüssigen und störenden Randstrahlen abzuhalten, in oder 
knapp unter der Tischöffnung angebrachten Blendvorrichtung (B). 
