530 Allgemeiner Theil. A. Mikroskopische Untersuchungsmethode. 
Bei allen neueren Mikroskopen ist der Spiegel nicht nur für centrale, a 
gerade von unten nach der Tischöffnung gerichtete Beleuchtung um seine horizontale 
Achse beweglich, sondern auch derart eingerichtet, dass er zum Behufe schiefer 
Beleuchtung auch seitlich aus seiner Achse sich verschieben lässt. 
Von den Blenden sind in neuerer Zeit am häufigsten üblich die sogenannten 
Cylinderblenden. Sie bestehen aus einem kurzen Metallrohre (Blendcylinder), 
welches am oberen Ende mit einer kreisrunden Oeffnung versehen ist und mittelst 
einer Schlittenvorrichtung unter der Tischplatte so verschoben und durch sanfte 
Drehung so gehoben werden kann, dass seine obere Oeffnung in die Tischöffnung 
hineinfällt. Durch mehrere Einsätze (Blenden) mit verschieden weiten Oeffnungen, sowie 
durch Hebung und Senkung des Metalleylinders regelt man zweckentsprechend die 
Beleuchtung. Billigere Mikroskope haben meist eine sogenannte Scheibenblende 
in Gestalt einer kreisrunden Metallscheibe, welche mit einem Knopfe an der unteren 
Fläche des Objecttisches befestigt und mit einer Anzahl von Oeffnungen von ver- 
schiedener Weite versehen ist, die durch Drehung der Scheibe der Reihe nach unter 
die Tischöffnung gebracht werden können und sie verkleinern. 
Zur Verstärkung der Beleuchtung kann an Stelle der Blenden in den Blendeylinder- 
eine halbkugelige, planconvexe Linse, Condensor, eingesetzt werden. Ausgezeichnetes leistet 
der jetzt allgemein eingeführte Abb&’sche Beleuchtungsapparat, im Wesentlichen 
aus 2—3 unachromatischen Linsen bestehend, welche in einer eigenen Vorrichtung unter 
den Objecttisch eingeschoben werden. Man kann mit dieser Vorrichtung Lichtkegel von sehr 
grosser Oeffnung zur Beleuchtung ‚verwenden und durch eine an dem Apparate angebrachte 
Schraube die Beleuchtung in mannigfaltigster Weise modifieiren. S } 
Die mit dem Abbe’schen Beleuchtungsapparate versehenen Mikroskope haben die soge- 
nannte Irisblende, bestehend aus einem System von sichelförmigen Metallscheiben, die auf 
einmal bewegt werden können und so den Lichtkegel bald vergrössern, bald verkleinern. 
Der das Ganze tragende Fuss (P) ist von verschiedener Gestalt. Man pflegt 
darnach ein Hufeisen-, Trommel-, Scheiben- etc. Stativ zu unterscheiden. Die gefälligste, 
gegenwärtig fast ausschliesslich bevorzugte Form ist das Hufeisenstativ. 
Bei der Wahl eines Mikroskopes entscheidet vor Allem die Schärfe und Klarheit 
des Bildes, welche dasselbe von einem Gegenstande gibt, nicht die Stärke seiner ver- 
grössernden Kraft. *) 
Man pflegt die Leistungsfähigkeit (das optische Vermögen), abgesehen von der Stärke 
der Vergrösserung (dem Vergrösserungsvermögen), nach dem sogenannten definirenden, dem 
auflösenden und dem penetrirenden Vermögen seines optischen Apparates zu beurtheilen. 
Unter definirendem (Begrenzungs-) Vermögen versteht man die Fähigkeit des optischen 
Apparates, das mikroskopische Bild mit deutlichen, scharfen Umrissen zu entwerfen, während 
die Eigenschaft, möglichst viele Details in der Structur zur Anschauung zu bringen, als 
Auflösungs- (Abbildungs-) Vermögen bezeichnet wird. Als Penetration oder Durchdringungs- 
vermögen pileet man jene Fähigkeit eines optischen Systems zu nennen, nicht nur die ein- 
gestellte Bildebene zur Anschauung zu bringen, sondern gleichzeitig auch andere, tiefere, 
allerdings jener nahe Bildebenen. 
Das Mikroskop stellt man auf einen dem Fenster genäherten Tisch, auf welchem 
auch alle übrigen Hilfsmittel der Untersuchung zweckmässig angebracht werden, um 
Alles bequem bei der Hand zu haben. Eine grössere, mit Wasser gefüllte Tasse oder 
Schale ist zur Aufnahme der gebrauchten Objeciträger, ein kleineres Gefäss zur 
Aufnahme der beschmutzten Deckgläschen bestimmt, während ein drittes Gläschen 
reines, stets zu ernenerndes Wasser zum Befeuchten der Objecte, der Messer etc. 
enthält. n 
Von Wichtigkeit für die Untersuchung ist die Beleuchtung; die beste gibt 
ein gleichmässig weiss bewölkter Himmel. Man vermeide directes Sonnenlicht, welches 
für die gewöhnlichen Untersuchungen mit durchfallendem Lichte ganz ungeeignet ist, 
abgesehen davon, dass es die Augen sehr schädigt. Muss man künstliche Beleuchtung 
benützen, so kann man eine Petroleum- oder Gaslampe nehmen, deren Licht durch 
” 9 Va liche und preiswürdige Mikroskope liefern besonders: C. Zeis in Jena, Seibert und Krafft, 
sowie Leitz in Wetzlar, Hartnack in Potsdam, Merzin München, Merker&Ebeling und Reichert in Wien. 
