I. Das Mikroskop und die mikroskopische Beobachtung. 531 
eine zweckmässig angebrachte Scheibe oder Tafel von mattgeschliffenem Glase ab- 
gedämpft ist. 
Während der Beobachtung bringt man das Auge so nahe als möglich an das 
Ocular, da man in dieser Art das grösste Gesichtsfeld hat und, fremdes störendes 
Licht am besten ausschliesst. Man gewöhne sich dabei, beide Augen offen zu 
halten, beginne im Allgemeinen mit schwachen Vergrösserungen und steige allmälig 
zu den stärkeren. Erstere geben eine Uebersicht über das Ganze, erleichtern so wesent- 
lich die Orientirung, während die letzteren uns über das Detail des Objectes aufklären. 
Beim Wechsel der Vergrösserungen gilt als Regel, die stärkeren Vergrösserungen 
nicht durch Combination schwacher Objeetive mit starken Ocularen hervorzubringen, 
sondern starke Objective mit Beibehaltung des schwächsten Oculars zu nehmen, und 
erst dann, wenn man bereits das stärkste Objectiv gewonnen hatte und die Ver- 
grösserung noch steigern will, stärkere Oculare anzuwenden. 
Den benützten Vergrösserungen müssen auch die Blendenöffnungen angemessen 
sein, derart, dass man bei schwacher Vergrösserung weite, bei starker Vergrösserung 
enge ÖOeffnungen nimmt. 
Bei häufiger Benützung des Mikroskops empfiehlt es sich, dasselbe auf dem Tische 
nach beendeter Gabashuny mit einem Glassturze zu bedecken. Man halte es stets rein; 
Staub entfernt man von den Linsenflächen mit Hilfe eines feinen trockenen Haarpinsels, 
festsitzende Schmutzflecken am besten mit einem Lappen schon gebrauchter feiner, weicher 
Leinwand, den man mit etwas destillirtem Wasser vder nöthigenfalls mit etwas Weingeist 
anfeuchtet. Im letzteren Falle muss aber Vorsicht geübt werden, dass nicht etwas von der 
Flüssigkeit zwischen die Linsenfassung gelangt, wodurch der Kitt gelöst und das System 
beschädigt werden könnte. Bei Anwendung chemischer Reagentien vermeide man sorgfältig 
eine Berührung des Objeetivs mit ihnen; hinreichend grosse Deckgläschen gewähren den 
besten Schutz; ist trotzdem die Linse mit dem Reagens in Berührung gekommen, so muss 
sie sofort durch Abspülen mit destillirttem Wasser und sorgfältige Abtrocknung davon 
gereinigt werden. 
Für die Untersuchung von Wichtigkeit ist das Messen der unter dem Mikro- 
skope eingestellten Objeete. Hiezu bedient man sich gegenwärtig fast ausschliesslich 
des Glasmikrometers, einer kreisrunden Glasscheibe in Metallfassung, in deren 
Mitte eine feine Linie von bestimmter Länge in eine Anzahl kleinerer Abschnitte mit 
der Diamantspitze abgetheilt ist. 
Das Glasmikrometer wird in dem Oculare zwischen dem Ocular- und Collectiv- 
glase angebracht (Ocularmikrometer), indem man es einfach auf das dort befindliche 
Diaphragma mit der Scala nach abwärts auflegt. Um es verwenden zu können, muss 
man früher den Werth seiner Theilungen für die verschiedenen Linsensysteme und 
Combinationen kennen. Man verfährt hiebei in folgender Art. Ein anderes Glas- 
mikrometer wird als Object eingestellt und beobachtet, wieviel Theilungen des Ocular- 
mikrometers innerhalb des Zwischenraumes zweier aufeinander folgenden Theilstriche 
des als Object eingestellten Mikrometers fallen. Gesetzt es würden bei der Linsen- 
combination A 10 Theilungen des Oeularmikrometers '/,, mm des unteren entsprechen, 
so wird jede Theilung des ersteren !/,o : Yo = "oo (0.01) mm oder 10 Mikro- 
millimeter (1 Mikromillimeter = u — 0.001 mm) anzeigen. In gleicher Art be- 
stimmt man den Werth der Theilungsabschnitte des Ocularmikrometers für die 
anderen Linsencombinationen und legt sich darüber eine Tabelle an. Will man nun 
die Dimensionen eines Objectes bestimmen, z. B. die Länge einer Zelle, so sieht man, 
wieviel Abschnitte des Ocularmikrometers bei scharfer Einstellung die Länge der Zelle 
decken und multiplieirt ihre Anzahl mit der für die eben verwendete Linsencom- 
bination gefundenen Constante. 
Von grossem Vortheile ist das Zeichnen des Gesehenen. Es handelt sich 
hiebei darum, das mikroskopische Bild so genau als möglich wiederzugeben. Die hiezu 
construirten, meist kostspieligen Apparate, wie die Camera lucida, der Sömering’sche 
Spiegel, das Zeichenprisma, sind ganz überflüssig, wenn man sich das Doppel- 
sehen, das heisst das Offenhalten beider Augen beim Mikroskopiren angewöhnt. 
Bei einiger Uebung geht das leicht. Sieht man mit dem linken Auge in das Mikroskop 
