fra loro a contatto diano luogo alla formazione di un precipitato, come 

 ad esempio nitrato d'argento e cloruro di sodio, ma meglio ancora 

 conviene far uso di sali che reagendo fra loro producano due precipi- 

 tati come il solfato d' argento ed il cloruro di bario, che provocano la 

 comparsa del solfato di bario e del cloruro d'argento insolubili 



Non si tosto si sono versate le due soluzioni nei rispettivi tubi, 

 si aprono le due chiavette contemporaneamente, ciò che determina una 

 sincrona caduta delle soluzioni nei rispettivi recipienti sottoposti. Le 

 soluzioni appena giunte in questi ultimi, non tardano a venire. a con- 

 tatto della membrana di gelatina che chiude, a guisa di diaframma, le 

 aperture e ad attraversarla per dar cosi luogo, incontrandosi, ad un 

 precipitato nello spessore della membrana stessa. 



Dopo che le soluzioni hanno reagito l'una sull'altra, nello spessore 

 della gelatina, per \m tempo più o meno lungo, si smonta l'aiiparecchio, 

 si toglie la lamina di gelatina e la si indurisce rapidamente nell'alcool 

 per poter praticare sulla stessa delle sottili sezioni traversali, che oc- 

 corre di poi esaminare al microscopio. 



Il Tacojonometro è costrutto pressoché sullo stesso piincipio del 

 Tacojonoscopio. l'asso consta di un tubo di vetro lungo circa 15 cent, 

 graduato nella parte mediana e per una lungiiezza di circa 10 centi- 

 metri, il quale viene liempito parzialmente di una soluzione (ri"/,, circa) 

 calda di gelatina, in guisa che, quando questa si è per raffreddamento 

 rappresa, formi come un cilindro occupante tutta quanta la porzione 

 graduata, ma solo questa, dovendo i due estremi del tubo rimanere 

 affatto liberi. 



Ai due estremi de! tubo, che per mezzo di apposito sostegno viene 

 mantenuto in posizione perfettamente orizzontale, si innestano le tu- 

 bulazioni fornite di chiavette e terminanti a imbuto come è stato de- 

 sciitto per lo jonoscopio. Al disotto però delle due chiavette, le due 

 tubulature si innestano ad un manometro il cui utììcio non verrà di- 

 scusso nella presente nota. 



Il tubo a gelatina è poi chiuso ai due estremi per mezzo di un 

 tappo a vite di speciale costruzione, a riguardo del quale neppuie 

 crediamo qui utile softermarci. (Vedi fig. 1.) 



Per esperimentare col Tacojonometro, si procede nel modo che è 

 stato indicato pel Tacojonoscopio, vale a dire si riempie la parte dila- 

 tata delle tubulature fornite di chiavetta con i due liquidi capaci di 

 reagire fra loro e di dare uno o piii precipitati e quindi si ajirono le 

 cliiavette e si lasciano così cadere contemporaneamente le due soluzioni 

 nel tubo graduato. Ognuna delle soluzioni andrà a riempire lo spazio 

 lasciato libero dalla gelatina e non tarderà a diffondersi attraverso a 



