— 100 — 



Durante licerclie fisiologiclie botaniche che da alcuni anni hu in- 

 trapreso, ho avuto occasione di usare pressoché tutti gli apparecchi 

 noti per le analisi dei gas e dopo il loro uso comparativo e dopo i vari 

 difetti notati, ho studiato e fatto costruire un nuovo istruniento il quale 

 modificato nel modo che dirò, è stato da me usato con sensibile van- 

 taggio su tutti gli nitri e quimii lo propongo agli studiosi perciiè di 

 facile maneggio e nello stesso tempo di sufficiente esattezza. Questo nuovo 

 apparecchio è costruito e messo in vendita completo dalla Fabbrica 

 d'Istrumenti scientifici Mangini e C, via Ospedale, Pavia. 



Esso consiste, come si vede nelle figure annesse a questa nota, 

 in una buretta di vetro (a) lunga un metro, della quale la metà supe- 

 riore è capillare e l'altra metà invece ha un diametro interno di circa 

 due centimetri. La buretta è divisa in centimetri cubici e tutta la parte 

 capillare giunge sino al secondo centimetro cubo, mentre tutta la bu- 

 retta oltrepassa i centodieci. I vantaggi di questa divisione sono di 

 potere operare su molta aria (centodieci centimetri cubi) e nello stesso 

 tempo su piccolissima quantità perchè i primi due centimetri cubi sono 

 divisi in duecento divisioni. 



Questa buretta è circondata da un manicotto (//) pure di vetro, 

 contenente dell'acqua a temperatura costante, il cui ufficio è di mante- 

 nere l'aria nella buretta alla stessa temperatura. Alla parte inferiore 

 della buretta è attaccato un tubo di gomma (t-) il quale a sua volta è 

 in comunicazione con una boccia mobile ((/) contenente mercurio od 

 acqua (a seconda dei gas che si vogliono analizzare) destinata a pro- 

 vocare il cambiamento di livello del contenuto della buretta (a). 



La boccia (d) la si innalza ed abba^^sa per mezzo di due sostegni 

 mobili (e, f) portati da un'asta metallica (r/). 



L'estremità superiore della buretta la) è chiusa da un semplice 

 tappo (//) smerigliato munito di un s<do foro. Girando questo tappo si mette 

 in comunicazione successivamente l'interno della buretta («) con quattro 

 tubi (/, /, Dì, n) di vetro pure capillari, i quali sono attaccati orizzontal- 

 mente ad angolo retto all'apice della buretta come si vede nella figura. 



Uno di questi tubi (/) serve per far entrare nella buretta il gas 

 che si vuole studiare, mentre gli altri tre servono a condurre il detto 

 gas in contatto di assorbenti oppure in pipetta-eudiometro. 



dal pirogallato potassico e spesso per avere uu assorbimento completo aucho usando 

 le pipette di Hempel in cui l'ossigeno è in contatto con una larga superfìcie di liquido 

 a.ssorbente è necessario molto tempo e sopratutto di agitar^' e rimescolare l'aria in 

 esame; come del resto hanno sempre consigliato Buusen. Hempel e Winkler fondatori 

 della moderna gasometria. (He.mpel. Gasanali/tisdie l\Irtlioi/cn, 19i!0 — Winkler, Gds 

 Analys. idem Bunsen. Gasonn tn'schc Mfthndci, Braitnsclnveig, 19o0). 



