— 102 — 



Il tappo smerigliato è reso poi a perfetta tenuta d'aria pei- mezzo 

 di lina piccola doccia (o) entro la quale si pone del mercurio. 



li manicotto refrigerante (ò) che circonda la buietta in) è portato 

 da due ganci a C {p, q\ la cui apertura permette di leggere le gradua- 

 zioni di tutta la buretta. Questi ganci sono mobili per una vite che 

 scorre sopra una robusta asta di sostegno (r) a largo piede. 



Il gancio superiore (p) è munito di tre brevi asticelle (.s) fìsse, 

 sulle quali per mezzo di spianghette forate (vedi fìg. 31 e delle viti 

 vi si possono far scoi'rei-e, alzare ed abbas.sare diverse asticelle {t) colle 

 quali si forma un telaio atto a sostenere pipette di assoi'bimento di 

 qualunque modello. 



Le pipette di assorl)ÌMiento con piccoli gancetti a vite (.*-•) sono fer- 

 mate al telaio e sono riaccordate ai tre rami {L m, h) della buretta 

 con un tubo capillare di gomma'. 



Ho osato varie forme di pipette, ma ho dovuto concludere che nella 

 pratica, la forma più conveniente è quella proposta da Hempel, e che 

 come è noto consiste in due bolle a diverso livello comunicanti fra loro 

 per un tubo (vedi fìg. 1). 



Di queste bolle la più bassa termina con un tubo capillare, il quale 

 va poi in comunicazione colla buretta. Questo tubo capillare nelle pi- 

 pette che trovansi in commercio è storto a V: invece per l'applicazione 

 all'apparecchio sono da preferirsi a tubo capillare diritto (come nel di- 

 segno della figura) e di volume assai minore di quelle che usualmente 

 si trovano in commercio. In ogni apparecchio è bene che la pipetta 

 di mezzo sia a 4 bolle, essa serve per liquidi facilmente ossidabili, 

 giacché le due ultime bolle che si riempiono di acqua tanno da tappo 

 idraulico. 



Volendo, invece delle pipette Hempel si possono attaccare all'ap- 

 parecchio i nuovi recipienti d'assorbimento di F. Reidiger-. Tale pipetta 

 è costituita (hi due vasi cilindrici comunicanti fra di lont; uno di questi 

 vasi è munito di un rubinetto a due viti e di un tubo capillare che 

 penetra fino alla parte inferiore del primo vaso e serve a portare il gas 

 da analizzarsi in contatto dell'assorbente; tale gas però è costretto a 

 gorgogliare attraverso tutto il liquido, ed in questo sta il vantaggio di 

 tale pipetta; il gas non assorbito si accumula nella parte superiore 

 dello stesso vaso e viene riportato nella buretta per la misurazione 

 passando da un breve tubo capillare fisso all'apice della pipetta. 



• Possono essere saldati direttamente ai rami della Iniietra, ma la pratica lia in- 

 segnato che l'apparecchio allora re.sta troppo fragile. 



* ('hemiker-Zeitnn</, u.° 36, pag. iH't, l'My.i. 



