— ]04 — 



Il nibiiiPtto // vii-ue cliiiiso poneiidu il suu mamilirio, che ('(irri- 

 spoiule al foi'o, fra i due rami / ed /: sopra il tubo / si pone la cam- 

 panella la provetta ripiena del gas che si vuole analizzare ; si abbassa 

 la doccia d sul sostegno f e col rubinetto si riattiva la comunicazione 

 della buretta col ramo /. Si lia cosi nell'interno della buretta una data 

 quantità d'aria che si misura a temperatura ed a pressione fìssa. 



Girando poi il rubinetto ed alzando la boccia nel sostegno e, l'aria 

 viene tutta cacciata nella pipetta I-'^, dove si trova in contatto con la 

 potassa caustica; dopo qualclie minuto si abbassa e rialza ripetutamente 

 la lìoccia in modo di ottenere il più possibile completo l'assorbimento 

 del biossido di carbonio; quando questo è stato fatto si riporta Taiia 

 nella buretta e si misui'a colla stessa pressione la differenza di livello. 



Sia V il volume determinato prima dell'assorbimento e V <C '' i' 

 volume del gas dopo l'assorbimento; avremo che Y — V rappresenta 

 il volume di biossido di carbonio contenuto in un volume V della me- 

 scolanza primitiva. 



Appena assorbito tutto il biossido di carbonio, si rigira il rubinetto 

 in m e si ripete la stessa operazione per il (lirogallato; avendo cura in 

 (juesto caso di mantenere il gas in contatto di detto reagente per mag- 

 gior tempo essendo, come è noto, l'ossigeno lentamente as.sorbito. 



Sia r"- ' \" il volume del gas dopo l'operazione; la quantità di 

 ossigeno contenuto nel miscuglio sarà V — J'". 



Si continua l'analisi, alzando la boccia in r, girando i>oi il rubinetto 

 in direzione di //, si introduce il gas entro la pipetta eudiometro IH-', 

 e si mescola colla miscela nota; resa incandescente colla corrente elet- 

 trica la i)iccola siiirale di platino di cui è munita la pipetta, si bruciano 

 i gas combustibili e dalla contrazione di volume si risale con facile 

 calcolo alla qualità e quantità di gas che lianno bruciato, tenendo na- 

 turalmente conto della miscela nota introdotta nell'eudiometro, come 

 insegnano del resto tutti i trattati d'analisi (vedi Bunsen, 1. e. p., 

 AViNKLER. idem, IlEMPEri, iilem, Lunoe, Taìir/lci/ fiìr Grifiaìiaìi/seu, ecc., 

 1900, ecc. |. 



Il volume residuo del gas die non è stato assorbito dalla 1.^ pi- 

 petta, né dalla IP e ciie non ha bruciato nella IIP* ci dà il volume 

 d'azoto contenuto nella miscela che si voleva analizzare. 



E facile poi da questi numeri calcolare la proporzione per H»0 dei 

 gas mescolati. 



E bene notare che la determinazione volumetrica del biossido di 

 carbonio è necessario farla prima di quella dell'ossigeno poiché la so- 

 luzione assorbente del iiirogaliato potassico è alcalina ed oltre l'ossi- 

 geno assorbirebbe quindi anche del (;0-'. 



