18 



K. MULLER 



,5iJ: 



[\\\\\\\\\.\ As\';,'.^\'q ' 



Ps 



m 



I 



I Tn^ t^tv\vjjt^\v 



^1 ^ 



t 



-^ 



5^M 



^ A\\V\\\\31 



^^ 



tssssszzztx: 



^ 



W 2^ 



30° 



~*d' SO' 



Abb. 1. Magnetostatische Linsenanordnung mit Zackenreg- 

 ler. a) Magnetische Anordnung; b) elektrisches Ersatzbild: 

 c) Zackenregler; d) Feldstiirke-Regelkurve. 



20 



40 



c 



60 



Abb. 2. Magnetostatische Linsenanordnung mit Innen- 

 scheibe. a) Magnetische Anordnung; b) elektrisches Ersatz- 

 bild; c) Feldstarke-Regelkurvc. 



Starke durch Anderung der magnetischen Spannung 

 am Linsenspalt. B. v. Borries und Mitarbeiter er- 

 reichen eine solche Anderung z. B. durch wechselnde 

 Aufteilung einer konstanten Spannung auf zwei 

 Linsenspalte (z. B. G. Langner 1955). Es gibt aber 

 noch andere Moglichkeiten, das Linsenfeld bei 

 starrer Polschuhanordnung durch die Bewegung von 

 Eisenteilen zu beeinflussen: 



Abb. 1 zeigt eine magnetische Linsenanordnung, 

 daneben das elektrische Ersatzschaltbild: Ein Per- 

 manentmagnet moge zwei Linsenspahe (Z.i und L.) 

 gegenpolig erregen. Dem Magneten entspricht eine 

 Stromquelle mit dem inneren Widerstand R^. R^^ 

 und /?i„ entsprechen den magnetischen Widerstan- 

 den der Linsenspalte. Man kann die Spannung an 

 Ri, nun z. B. durch Einfiigen eines Widerstandes R 

 vermindern. Im magnetischen Kreis geschieht das 

 am einfachsten durch einen Zackenregler (Abb. 1 c): 

 Man verwendet zur FluBfLihrung zwischen Magnet 

 und Linse ein Rad mit einer beliebigen Anzahl von 

 Speichen, die so geteilt sind, daB das Rad in einen 

 ruhenden Teil. den ,,Stator", und einen beweglichen 

 Teil, den „Rotor", zerfallt. Bei Drehung des Rotors 

 andert sich die GroBe der Beriihrungsflache zwischen 

 Stator und Rotor und damit der magnetische Wider- 

 stand zwischen Magnet und Linse. Infolgedessen 

 andert sich die Feldkurve im Spalt der unteren Linse 

 (Lo) gemaB der in Abb. 1 d dargestellten Kurve. Die 

 etwas wechselnde Belastung des Magneten verur- 

 sacht eine wechselnde Durchstromung des inneren 

 Widerstandes /?;. Daher liiBt sich eine geringe RCick- 

 wirkung des Regelvorganges auf die zweite Linse 

 des Systems nicht vermeiden. Sie ist gegensinnig, d.h. 

 bei Schwiichung der Linse 2 wird Linse 1 etwas 

 st-irker. 



Abb. 2 zeigt einen anderen permanentmagneti- 

 schen Kreis und sein elektrisches Ersatzschaltbild. 

 Es sei diesmal eine Beeinflussung der oberen Linse 

 (Li) erwiinscht. Dazu dient eine ringformige Regel- 



scheibe, die zwischen Magnet und Polschuhhalter 

 axial beweglich ist und einen variablen Teil des 

 Magneten zusatzlich belastet (Innenscheibe). Durch 

 geeignete Dimensionierung kann man erreichen, daB 

 beim Aufwartsbewegen der Scheibe der Weicheisen- 

 kreis zwischen Magnet und Linsenspalt infolge der 

 FluBerhohung in wachsendem MaBe gesattigt wird. 

 Das entspricht einer Veranderung des Widerstandes 

 Ri und bewirkt demzufolge eine Anderung der 

 Feldstiirke in der oberen Linse. Auch diese Regelung 

 erfolgt wegen der wechselnden Durchstromung des 

 Widerstandes R^ mit geringer, diesmal gleichsinniger 

 Rijckwirkung auf die zweite Linse des Systems. 



Gelegentlich legt man Wert darauf, daB beide 

 Linsen in gleichem MaBe geregelt werden. Dazu 

 eignet sich eine Ringscheibe zwischen dem Magneten 

 und dem AuBenmantel des Systems (AuBenscheibe, 

 Abb. 3). Bei dieser Anordnung ist die Anderung der 

 Durchstromung von /?,, die bei einer Axialbewegung 

 dieser Scheibe auftritt, keine Nebenerscheinung, 

 sondern der bestimmende Regelvorgang. 



^ 



■.Aj/wvy 



X\ 



.\\\\\\yj\\ 



. '/A 



ES3' 



Abb. 3. Magnetostatische Linsenanordnung mit AuBen- 

 scheibe. a) Magnetische Anordnung; b) elektrisches Ersatz- 

 bild; c) Feldstiirke-Regelkurve. 



