28 



O. SCHOTT UND S. LEISEGANG 



m 



Objektiv Kiihlfingen 



- Y-/77Z7^/\ 



RucksteHhebel 



zum Thermoelement 



Kupferlitze 



Bild2. Kiihlfinger. 



verhindert, daB die Bewegung der flussigen Luft auf 

 die Objetctpatrone ubertragen wird und eine Objekt- 

 unruhe verursacht, die eine Aufnahme bei VergroBe- 

 rungen ab 40 000 fach unmoglich machen wUrde. 



Zwischen Tauchbart und Kiihlstab ist die Tem- 

 peraturregelung angebracht. Der Tauchbart sitzt an 

 einem Bronzezylinder, der federnd auf einem Ge- 

 windebolzen aufgeschraubt werden kann. Der Ge- 

 windebolzen ist niit dem Kiihlstab verlotet. Durch 

 Drehen des BronzezyHnders kann der Warmeleit- 

 widerstand und damit die Temperatur der Objekt- 

 patrone geiindert werden. Mit dieser Anordnung ist 



es moglich, die Temperatur von -60°C bis - 1 lO^C 

 kontinuierUch zu regeln. 



Der Verbrauch an fliissiger Luft betragt im Durch- 

 schnitt 3 cm-' min. Der Tauchbart ist so bemessen, 

 daB die Temperatur der Objektpatrone unabhangig 

 von dem Stand der flussigen Luft ist. Mit einer 

 Fiillung kann man etwa 30 Minuten arbeiten. 



Die Temperaturmessung erfolgt mit einem Kupfer- 

 Konstantan-Thermoelement, dessen eine Lotstelle 

 an der Objektpatrone Hegt. Die Vergleichslotstelle 

 liegt auf Zimmertemperatur. Fiir die Messung der 

 Thermospannung kann ein MilHvoltmeter verwendet 



Bild 3. Aullo^ung;,icsi bci ~ 101) C Objcki: l-'lanii-liiduim- Aurdampfscliidu. Llckuoncnopl. V'crgroBcrung: 80000: 

 GesamtvergroBerung: 450000:1. [/ = 80 kV. 



