34 



H. MAHL, H. VOLKMANN UND W. WEITSCH 



100,000 times are obtained directly. The range can 

 be extended downwards when necessary by using a 

 shorter specimen holder or by balancing the negative 

 distortion of the intermediate lens under weak excita- 

 tion against the positive distortion of the final lens 

 under weaker than normal excitation. 



The viewing chamber is fitted with a very wide 

 aperture window which allows several observers, 

 beside the operator, a clear view of the screen. A 10 

 times telescope is used for focussing. The camera is 

 designed to provide six 7.5 7.5 cm or twelve 7.5 

 3.75 cm micrographs and is fitted with an airlock. 

 The normal plate size is 3J" • 4J"(1 plate) or 6 

 9 cm plates can be used with suitable cassette 

 adaptors. Other forms of recording including internal 

 and external 35 mm photography are under develop- 

 ment. 



The vacuum system of the instrument consists of 

 a 3" diffusion pump and rotary backing pump. A 

 second rotary pump in the same casing is used for 

 pumping airlocks. A reservoir system allows the 

 rotary pumps to be switched off for considerable 

 periods while operation is in progress. 



Power supplies and stabilising circuits are con- 

 tained in the separate cabinet while all circuit con- 

 trols required for operation are mounted on panels 

 in the microscope desk. Independent stabilisers and 

 controls are used for each of the five magnetic lenses 

 while the currents are switched in synchronism with 

 the high tension value by means of a central reference 

 potential source for all the stabilisers. As the h.t. is 

 changed, therefore, the image remains at the set 



magnification and usually only a small adjustment 

 to the focussing is required. 



The h.t. generator provides outputs of 50, 75 or 

 100 kV the circuit being based on the well known 

 Cockroft and Walton voltage multiplier. 26 stages of 

 multiplication, using seleniumdry rectifiers and tubular 

 condensers, are mounted in an oil filled tank. The 

 multiplier stack is centre fed with current at 10 kilo- 

 cycles from a valve oscillator so that the ripple 

 voltages, developed in the two half stacks, are in 

 antiphase and cancel in the output. Careful balancing 

 of stray capacities results in an output ripple at the 

 gun cathode of less than I volt in 100 kV. The direct 

 current level is maintained to approximately I part 

 in 100,000 by a negative feedback system in the con- 

 ventional manner. 



In overall performance the prototype microscope 

 (Fig. 1 ) has proved to be capable of a resolving power 

 of 10 A and it is believed that this can be improved 

 upon since the experimental model is capable of a 

 resolving power of 5 A under suitable conditions. 

 However, the immediate aim is to provide a reliable 

 resolution of 15 A and results obtained so far indicate 

 that this has in fact been achieved. 



References 



1. Haine, M. E., /. Sci. Inst. 31, 326 (1954). 



2. Haine, M. E. and Einstein, P. A., Brir. J. Appl. Pliys. 3, 



40(1952). 



3. LiEBMANN, G. and Grad, E. M., Proc. Phys. Soc. B 64, 



956 (1951). 



4. MuLVEY, T., Proc. Phys. Soc. B 66, 441 (1953). 



Uber ein neues elektrostatisches Gebrauchs-Elektronenmikroskop 



H. Mahl, H. Volkmann und W. Weitsch 



Abteihing fiir Elektronenoptik, Fiinia Carl Zeiss, OberkochenjWiirtt. 



L)it Entwicklung des neuen Zeiss-Elektronenmikro- 

 skops (Fig. I) wurde von dem Gedanken geleitet, 

 ein Standard-Geriit zu schaffen, das als vielseitig 

 anwendbares Gebrauchsgerat fiir einen moglichst 

 groBen Benutzerkreis in Betracht kommt. Als For- 

 derungen wurden gestellt: raumsparender Aufbau, 

 Einfachhcit und Bequemlichkeit der Bedienung und 

 ein Auflosungsvermogen von etwa 50 A, das zur 

 Bearbcitung der weitaus iiberwiegenden Zahl der 

 elektronenmikroskopischen Probleme ausreicht. 



Fig. 2 zcigt den schematisierten Schnitt durch 

 den optischen Aufbau des Geriites, das nach dem 

 elektrostatischen Prinzip arbeitet. Durch eine schrage 

 Lage der Mikroskopsaule hat sich eine neuartige 

 konstruktive Losung ergeben, die die Vorzuge der 

 horizontalen und der vertikalen Lagerung der Siiule 

 miteinander verbindet und die fiir die bequeme Be- 

 nutzung und die einfache Bedienung des Geriites 

 mancherlei Vorteile bietet. Samtliche Bedienungs- 



handgriffe einschlieBlich der Strahljustierung und 

 des Objektschleusens konnen im Sitzen ausgefiihrt 

 werden. Das auf dem Leuchtschirm entstehende Bild 

 kann durch 3 groBe Einblickfenster betrachtet wer- 

 den. Das Leuchtschirmbild ist auBerdem in I6facher 

 NachvergroBerung durch unser Stereo-Mi kroskop 

 binokular beobachtbar, dessen Helligkeit durch Ver- 

 wendung eines Monokulartubus erhoht werden 

 kann. Es ist oberhalb der Einblickfenster fest mon- 

 tiert und braucht nicht erst eingeschwenkt zu wer- 

 den, wie es sonst allgemein fiir das Einblickmikro- 

 skop iiblich ist. 



Die Saule, die fest in einer optischen Bank ruht, 

 besteht aus 3 Teilen: im obersten Teil befindet sich 

 eine Fernfokuskathode nach Steigerwald (7), im 

 mittleren das Objektiv mit elektrostatischem Stig- 

 mator und im unteren die Projektionsoptik. Die 

 einzelnen Telle sind leicht zuganglich und einfach 

 herausnehmbar, so daB eine gelegentliche Reinigung 



