36 



H. MAHL, H. VOLKMANN UND W. WEITSCH 



Fig. 3. MgO-Kristalle of CuO-Nadeln, 30 000 : 1 . 



daB das Endbild immer frei von Farbabhangigkeit 

 der VergroBerung und praklisch auch frei von Ver- 

 zeichnung ist. 



Nach Abschalten der Regellinse kann durch das 

 Projektiv in zweistufiger Abbildung auBerdem eine 

 VOOfache UbersichtsvergroBerung erzeugt werden. 

 Sonst ist die Abbildung immer dreistutig, was zu- 

 gleich eine merkliclieVerkiJrzungder Siiuleunddamit 

 eine Verkleinerung des ganzen Geriites ermoglichte. 



AuBer den oben angegebenen Schaltungen bietet 

 die Regellinse noch eine weitere Moglichkeit. Legt 

 man ihre untere spannungsfiihrende Elektrode auf 

 halbcs Potential, so erhiilt man auf dem Leucht- 

 schirm ein vergroBertes Bild der hinteren Brennebene 

 (I) des Objektivs, in der das Beugungsbild des 

 Objekts vorliegt, das auf dem Leuchtschirm sichtbar 

 wird, sobald die Kontrastblende herausgeklappt 

 wird. 



Zum raschen Einbringen der Objekte in das 

 Vakuum besitzt das Gerat eine Schleuse, bei der der 

 Objekttrager auf einem isolierten Stab in das Innere 

 der kafigformigen Elektrode des Zwischenbeschleu- 

 nigers gebracht wird, die sich auf positiver Span- 

 nung befindet. Das Objekt wird mittelseines Kreuz- 

 tisches horizontal bewegt, wobei eine Fliiche von 0,8 

 mm abgesucht werden kann. Eine Drehung des 

 Objekttragerstabes erlaubt die Herstellung von Ste- 



reoaufnahmen, wobei eine kontinuierlicheVerstellung 

 des Stereowinkels unter gleichzeitiger Beobachtung 

 des Bildes moglich ist. 



Fur die Erzeugung der Hochspannung wird die 

 von Panzer (4, 5) entwickelte, mit Hochfrequenz 

 gespeiste Greinacher-Kaskade verwandt. Da ihre 

 Dimensionen gegeniiber denen der im AEG-Zeiss- 

 Elektronenmikroskop EM 8 benutzten verkleinert 

 werden konnten, war es moglich. die gesamte Hoch- 

 spannungsanlage einschlieBlich der Spannungsver- 

 sorgung fijr die Heizung der Kathode, fiir den Weh- 

 nelt-Zylinder und fur die elektrische Fokussierung 

 des Objektes in das wesentlich kleinere Mikroskop- 

 gehause einzubauen. 



Fiir den Betrieb des Zwischenbeschleunigers ist 

 eine Doppelkaskade notwendig, aus der das erfor- 

 derliche positive und negative Potential entnommen 

 werden kann. Beide Kaskaden werden aus demselben 

 Sender und demselben Netzgerat gespeist. 



Zur Erzeugung und Erhaltung des Vakuums dient 

 eine dreistufige Oldiffusionspumpe mit der dazuge- 

 horen rotierenden Olpumpe, die ebenfalls im Gerat 

 eingebaut und erschiitterungsfrei (federnd) aufge- 

 hangt ist. Durch ein programmgesteuertes Vakuum- 

 ventil wird dafijr gesorgt, daB die einzelnen Pump- 

 vorgange — vom LufteinlaB bis zur normalen 

 Betriebsschaltung — mit einem Schalthebel in un- 

 verwechselbarer Reihenfolge betatigt werden. 



Bei dem Gerat ist sowohl die Moglichkeit der 

 Innenphotographie als auch der AuBenphotographie 

 vorgesehen. 



Unterhalb des Leuchtschirmes Hegt die Photoplatte. 

 Aus einem seitlich angebrachten Magazin mit einem 

 Vorrat von 8 Platten im Format 6i 9 cm konnen 

 wahlweise die einzelnen Platten unter den Leucht- 



B 



Fig. 4. Pigmentfarbstoff. Vergleich von a) Innen- und b) 

 AuBenphotographie. El. -opt. Vergr. 9000:1, Gesamtvergr. 

 18 000:1. 



