Bolzenkatlwde als Ohjekt im Elektronen-Emissionsmikroskop 



37 



Fig. 5. Fig. 6. 



Fig. 5. Loch in Formvartblic, ubcrfokussiert. 100 000:1. 



Fig. 6. FeinstruktLir in MgO-Beugungsdiagramm, nachver- 

 groBert 9:1. 



schirm transportiert werden. Die Belichtung erfoigt 

 durch Hochklappen des Leuchtschirmes. 



AuBenphotographie mittels einer Contax. Hierzu 

 wird die Photoplatte aus dem Strahlengang entfernt 

 und durch einen Durchsichtleuchtschirm ersetzt. Das 

 dort nach Hochklappen des Aufsichtleuchtschirms 

 entstehende Fluoreszenz-Bild wird, wie aus Fig. 2 zu 

 ersehen ist, nach auBen auf den Film der Contax im 

 Verhiiltnis 1:2,5 verkleinert abgebildet. Zu diesem 

 Zweck ist die Contax mit einem serienmaBigen Son- 

 nar 1:1,5; /=50 mm und einem Nahaufnahme- 

 Vorsatzobjektiv ausgeriistet. In schneller Reihen- 

 folge konnen damit 36 Aufnahmen im Format 24 



36 mm gcmacht werden. Das auf diese Weise er- 

 zeugte Rild erreicht vvegen der mangolnden Feinhcit 

 der heute herstellbaren Durchsichtleuchtschirmc al- 

 lerdings nicht die Quaiitiit der mittels Innenphoto- 

 graphie gevvonncnen Aufnahmen (Fig. 4). Das Ver- 

 fahren ist deshalb im allgemeinen nur fur Reihcnauf- 

 nahmen zu empfehlen, bci dencn es nicht auf hoch- 

 sles Aullosungsvermogen ankommt. 



Es ist beabsichtigt, zusiitzlich cine klcine Auf- 

 dampfapparatur (2) /u licfern, die direkt an die 

 Photoplattenkammer angeschlossen werden kann. 

 Sie ist so dimensioniert, daB die im Flektronen- 

 mikroskop vorhandene Vakuum-Einrichtung be- 

 nutzt werden kann. Ihr Anwendungsbereich ist aller- 

 dings auf die iibliche Schriigbedampfung, vorwiegend 

 mit Wolframoxyd und Eisen, beschriinkt. 



Als weitcrer Zusatz ist ein Lupenaufsatz vorge- 

 sehen, durch den das auf dem Leuchtschirm entste- 

 hende Bild von 3 Seiten in 1 ,6facher VergroBerung 

 betrachtet werden kann. 



Die Abb. 3-6 geben einige mit dem hier beschrie- 

 benen Geriit gemachten Aufnahmen wieder. 



Die konstruktive Bearbeitung des Geriites wurde 

 von den Herren H. Sonnberger und J. Leuschner 

 durchgefiihrt. 



LiTERATUR 



1. BoERSCH, H., Ann. Physik lf>. 631 und 27, 7.3 (1936). 



2. Degenhard, W. und Mollenstedt, G., Optik 14 (im 



Druck). 



3. Mollenstedt, G., Optik 12, 44! (1955). 



4. Panzer, S., Optik 7, 290 (1950). 



5. — ihicl. 10, 107 (1953). 



6. Rang, O. und Weitsch, W., Optik 13, 201 (1956). 



7. Steigerwald, K. H., Optik 5, 469 (1949). 



Bolzenkathode als Objekt im Elektronen-Emissionsmikroskop 



E. B. Bas 



Institiit fiir techuischc Physik, Eidgcnossische Tcclinischc Hoclisclmle. Ziirich 



In fruheren Arbeiten [1-4] wurde die vom Verfasser 

 entwickelte Bolzenkathode im Zusammenhang ihrer 

 Anwendung in Elektronenkanonen niiher behandelt. 

 In folgender Arbeit soil gezeigt werden, daB diese 

 Kathodenkonstruktion auch im Elektronen-Emis- 

 sionsmikroskop als Objekt gute Dienste leisten kann. 

 Anhand von Fig. 1 wollen wir zuerst das Prinzip 

 der Bolzenkathode mit einigen Worten kurz cr- 

 lautern. Das als Bolzen bezeichnetc Wolfram-Stiib- 

 chen 1 ist an einem Ende in einer Klemmbacke 2 

 fest eingeklemmt, wahrend die Stirnfliiche am ande- 

 ren Ende als Emissionsfliiche dient und in unserem 

 Falle den zu untersuchenden StofT 3 enthiiit. Um 

 den Bolzen herum ist konzentrisch eine Wolfram- 



Wendel 4 angeordnet, welche von den Stromzufiih- 

 rungsstiften 5 und 6 getragen wird. Diese Zufiih- 

 rungsstiftc tragen zugleich einen Strahlungsschutz, 

 bestehend aus zvvei konzentrisch /um Bol/en ange- 

 ordneten Molybdiin-Zylindern 7. Kathodenblende 8 

 vervollstiindigt die Kathode, wahrend V die erste 

 und die zweite Blende des Immersionsobjektives 

 darstellt. 



Die Heizung des Bolzens erfolgl so. daB die 

 Wendel durch Stromdurchgang geheizt wird und als 

 Primarkathode dient. Sie erhalt gegeniiber dem Bol- 

 zen eine negative Spannung von einigen hundert 

 Volt, womit die von der Wendel emittierten Elektro- 

 nen auf den Bolzen aufprallen und ihn auf die ge- 



