Bolzenkatbode als Ohjekt ini Elektronen-Emissionsmikroskop 



39 



12 





10 



— 1 1 1 1 1 1 1 1 



I 2 3 A 5 6 7 8 Ztinmm 



Fig. 3. Axialsymmctrische und transversale Antcile der 

 magnetischen Storteldstiirke der Heizwendel. 



Damit erhalten wir fiir die axiale Feldstarke die 

 Beziehung: 



H, ^ 50 



1 



i^^{^:i 



j/-t-S) 



Oersted (7) 



(r in mm). 



Diese Beziehung ist in Fig. 3 graphisch dargestellt. 



Die Querkomponente des magnetischen Wendel- 

 Storfeldes, hervorgerufen durch die Wendel-Zulei- 

 tungen, rechnen wir aus einem vereinfachten Strom- 

 kreis. Nach dem Biot-Savartschen Gesetz laBt sich 

 fiir jede einzelne Stromkreisstrecke fiir den in einem 

 Punkt P erzeugten Feldanteil angeben: 



, / sin A' , 



H^ I ;- .,dx. 



In r 



(8) 



«! 



Die Rechnung fuhrt auf folgende Beziehung: 



Hy 



w 



4 71 In 



^ \z~lw 



/2 



+ 



i^ 



+ VI 



Ik 



z-lwl2 



A/cm (9) 



Setzen wir wieder unsere obigen Wendcidatcn und 

 fiir die Liinge des Zuleitungsdrahtes l^ 4 mm ein, 

 so erhalten wir: 



30 35 AO 45 50 



Abstand Hei/wendelmitte- Emissionsflache in mm 



55 



Fig. 4. Abliiingigkcii der Heizleistung von der Entfernung 

 der Emissionsfliiche von der Heizwendelmitle. Bolzen 0: 

 0,6 mm, Objekt :" : 1,5 mm. 



Hy = 0,5 



/' ' {^) 



[Oe] (10) 



(z in mm). 



In Fig. 3 finden wir auch Hy in Abhiingigkcit von 

 z graphisch aufgetragen. Aus konstruktiven Griin- 

 den betriigt der minimale Abstand der Emissions- 

 fliiche von der Wendelmitte ca. 2,8 mm. Fiir diesen 

 Fall erhalten wir fiir die beiden Feldstiirkenkompo- 

 nenten folgende Werte: 



i/, = 7,3 [Oe], 

 Hy^ 1,63 [Oe]. 



Der Einnuf3 dieses Storfeldes auf die Abbildungs- 

 giite des Immersionsobjektives ist schwer zu bcur- 

 teilen. Die obige Angabe fiir den Abstand zwischen 

 Wendelmitte und Emissionsfliiche von 2,8 mm ist 

 der konstruktiven Ausfiihrung der Bolzenkathode 

 als Eiektronenquelle fiir die Elcktroncnkanonen ent- 

 nommen. Beim Emissionsmikroskop kann die Emis- 

 sionsfliiche bedeutend weiter von der Heizwendel 

 weggeriickt werdcn, wodurch nach Fig. 3 die Stor- 



200 



^ 150 



'.no 



c 

 a 

 c 



^ 50 



Parameter Temperatur der Cmisslonsflache 



2.5 30 35 40 <5 50 



Abstand Heizwendelmrtte — [missionsflache in mm 



5.5 



Fig. 5. Axiale Verschiebung der Emissionsfliiche bci \cr- 

 schiedenen Temperaturen in Abhangigkeit des Abstandes 

 Emissionsflache-Heizwendelmiite. Bolzen 0: 0,6 mm, Ob- 

 jekt 0: 1,5 mm. 



