70 



G, KEMPF UND F, LENZ 



che bleibt. Ein Nachteil besteht darin, daB die 

 Stromdichten auf dem Umweg iiber die Platten- 

 schwarzung erhalten werden, wodurch eine zusatz- 

 liche Fehlermoglichkeit entsteht. 



Als Aufnahmematerial wurde die Perutz-Silber- 

 eosinplatte wegen ihrer giinstigen Empfindlichkeit 

 verwendet. Ihre Gradationskurve hat eine mittlere 

 Steilheit; einerseits ist sie flach genug, daB bei einem 

 Belichtungsintervall von einer Zehnerpotenz die 

 Schwarzungen in einem bequem auszumessenden 

 Bereich lagen, andererseits aber auch steil genug, um 

 kleine Belichtungsunterschiede noch geniigend deut- 

 lich wiederzugeben. 



Die Aufnahme der Gradationskurve geschah 

 durch stufenweise Belichtung einer Platte im Elek- 

 tronenmikroskop. Durch einen verstellbaren An- 

 schlag fiJr die Transportkurbel fiir die Plattenkasset- 

 ten wurde der Kassettendeckel wahrend der Bestrah- 

 lung stufenweise geoffnet und so auf der Platte 

 Streifen bei der gleichen Bestrahlungsintensitat niit 

 verschiedenen Zeiten belichtet. Die gleichmiiBige 

 Stromdichteverteilung in der Registrierebene wurde 

 durch Starke VergroBerung des Strahlquerschnitts 

 mittels der Elektronenlinsen hergestellt. Die Platten 

 wurden dann zu je 12 Stuck in einem Plattenkorb in 

 jeweils frisch angesetztem Agfa-Methol-Hydrochinon 

 in der Verdiinnung 1 : 10 bei 20 C 10 Minuten lang 

 unter standiger Bewegung entwickelt. Die Tempera- 

 tur schwankte nicht mehr als ±0,1 C. Die jeweils 

 gleiche Entwicklerkonzentration wurde durch ge- 

 naues Abmessen des konzentrierten Entwicklers und 

 des Wassers zur Verdiinnung eingehalten. 



Das absolute MaB der Stromdichte, mit der die 

 Stufenkeile belichtet wurden, wurde nicht ermittelt, 

 da bei den Streuexperimenten der Primarstrom nicht 

 gemessen werden konnte, sodaB nur die relative Ver- 

 teilung der Streuintensitaten auf die verschiedenen 

 Winkel bestimmt werden konnte. Darum kam es 

 auch bei der Gradationskurve nur auf die Kenntnis 

 des relativen MaBes der Bestrahlung an. 



Fiir die Streuaufnahmen wurden eine groBere 

 Menge der Platten derjenigen Emuisionsnummer. 

 auf die die Stufenkeile fiir die Gradationsbestim- 

 mung aufgenommen worden waren, aufbewahrt. 

 Spiiter stellte sich heraus, daB wahrend der Lagerung 

 die Gradation der Platten mit der Zeit erheblich 

 llacher und der Schleier starker wurde. Es wurden 

 deshalb fur die Streuaufnahmen immer frische Plat- 

 ten verwendet und bei der Entwicklung zusammen 

 mit diesen jeweils einige neu aufgenommene Stufen- 

 keile mitentwickelt. Ein Nachteil dabei war, daB je- 

 weils nur wenige Stufenkeile neben den Streuaufnah- 

 men in einem Plattenkorb Platz hatten und die 

 GroBe des Entwicklungstanks im Hinblick auf einen 

 nicht zu groBen Entwicklerverbrauch nur als aus- 

 reichend fiir einen Plattenkorb gewiihlt war. Es 

 konnte daher aus den wenigen, meist etwas vonein- 

 ander abweichenden Schwarzungen der Stufenkeile 

 die Gradationskurve nur entsprechend weniger genau 

 ermittelt werden. 



Aufnahme der Streuverteilung. — Die Streuintensi- 

 taten in dem zu untersuchenden Winkelbereichgehen 

 uber etwa vier Zehnerpotenzen. Da auf einer Platte 

 nur ein Intensitatsumfang von wenig mehr als einer 

 Zehnerpotenz mit geniigend groBer Genauigkeit aus- 

 gemessen werden konnte, wurde der gesamte Win- 

 kelbereich in vier Tntervalle aufgeteilt, die mit 

 verschiedener ProjektivvergroBerung aufgenommen 

 wurden. Die Belichtungszeiten wurden so gewahlt, 

 daB der giinstigste Schwiirzungsbereich {S =0,1 bis 1 ) 

 auf der Platte in dem betreffenden Winkelintervall 

 lag. Meist wurden bei derselben ProjektivvergroBe- 

 rung zwei Aufnahmen mit verschiedenen Belich- 

 tungszeiten gemacht, damit die Einzelkurven sich 

 iiberlappten. Das gute Zusammenpassen der Einzel- 

 kurven ist ein Kriterium einerseits fiir die Konstanz 

 des Strahlstroms, andererseits fiir die Richtigkeit der 

 verwendeten Gradationskurve. Das Auseinander- 

 klatTen in immer der gleichen Richtung bei den 

 Einzelkurven der ersten ausgewerteten Streuauf- 

 nahme war der AnlaB zur Nachprufung der Grada- 

 tionskurve und fiihrte zur Entdeckung der Grada- 

 tionsvertlachung bei den lange aufbewahrten Platten. 

 Die gleiche Streuaufnahme mit Hilfe der berichtigten 

 Gradationskurve ausgewertet lieferte die sehr gut 

 zusammenpassenden Kurven der Abb. 5. Die Be- 

 lichtung erfolgte nach einer Stoppuhr durch Auf- 

 und Zuklappen des den Leuchtschirm tragenden 

 Deckels der Plattenkamera. Bei den angewandten 

 Belichtungszeiten zwischen 2 und 30 Sekunden 

 konnte die Belichtung mit geniigender Zeitgenauig- 

 keit mit der Hand vorgenommen werden. Die genaue 

 Kenntnis der Belichtungszeit und der Projektivver- 

 groBerung war fiir die Umrechnung der gemessenen 

 Plattenschwarzungen in die relativ zu den unver- 

 groBerten Aufnahmen richtigen Stromdichten wich- 



tig. 



Die absoluten Streustromdichten sind bei einer 

 bestimmten Folic proportional zum Primarstrahl- 

 strom. Eine Kenntnis der Absolutwerte der Streu- 

 intensitiit ist also nur dann von Wert, wenn auch der 

 Primiirstrahlstrom gemessen werden kann. Bei dem 

 verwendeten Elektronenmikroskop war dies aber 

 nicht moglich, well bei eingeschaltetem Strahl die 

 Streufolie nicht gegen eine leere Blende ausgewech- 

 selt werden konnte. um den durch Streuung nicht 

 geschwiichten Strahl aufnehmen zu konnen, und 

 weil nach dem Aus- und Wiedereinschalten der 

 Kathodenheizung der Strahlstrom im allgemeinen 

 einen anderen Wert annimmt (die GroBenordnung 

 des Strahlstroms war 10"'^ A). Die an die Streukur- 

 ven geschriebenen Absolutwerte der Stromdichte im 

 Verhiiltnis zum Primarstrahlstrom wurden der Theo- 

 rie von Lenz [7] entnommen, was insofern berechtigt 

 erschien. als die Form der Streukurven sehr gut mit 

 der nach der genannten Theorie berechneten Kur- 

 venform iibereinstimmte. 



Jeweils unmittelbar vor der betreffenden Einzelauf- 

 nahme mit einem bestimmten Projektivpolschuh 

 wurde die ProjektivvergroBerung bestimmt. 



