98 Friedrich Scliaible, 



sclilossen. Durch dessen erste Öffnung geht die Kapillare, durch die 

 zweite das Manometer und durch die dritte ein luftdicht schliessender 

 Glasstöpsel. Die Kapillare steckt an ihrem freien Ende mittelst eines 

 aufgesteckten Korkes in einer weiteren Röhre (G), welche mit Watte 

 verstopft ist. Durch diese Watte werden feinste Staubteilchen auf- 

 gehalten, welche, in die Kapillare eingedrungen, dieselbe verstopfen 

 würden. Die zu den ersten Versuchen benützte Kapillare hatte 

 eine Länge von 235 mm und einen Lumen-Radius von 0,226 mm. 

 Letzteren habe ich im physikalischen Listitut nach der gebräuch- 

 lichen Methode berechnet. Das Manometer (H) liesse sich wohl 

 innerhalb des Rezipienten anbringen, besonders dann, wenn derselbe 

 genügend gross wäre oder wenn man ein kürzeres Heberbarometer 

 benützen würde. Doch fand ich seinen Stand ausserhalb zweck- 

 mässiger. Nur ist dabei zu beachten, dass die Ablesung entgegen 

 unserer sonstigen Gewöhnung zu geschehen hat; denn je verdünnter 

 die Luft im Rezipienten wird, desto höher steigt das Quecksilber 

 und umgekehrt. Ist der Luftdruck innerhalb und ausserhalb des 

 Rezipienten derselbe, so steht mein Barometer auf Null, sonst auf 

 7G0 resp. in Stuttgart durchschnittlich auf 741 mm, in Heidelberg 

 auf 745 mm; arbeitet die Luftpumpe, so fängt es an zu steigen, sonst 

 zu fallen; und beim absoluten Vakuum im Rezipienten stünde es auf 

 7G0 resp. 741 mm, sonst auf Null. Die Pumpe funktionierte so vor- 

 züglich, dass bei vollständig geöffnetem Wasserhahn der Manometer- 

 stand 736 mm betrug, selbstverständlich wenn die Kapillare nicht auf- 

 gesetzt war. AVar dies der Fall, so fiel das Manometer bis 600 mm. 

 Wird in die dritte Öffnung des Kautschukpfropfens ein Glastrichter 

 gesteckt, an dessen Röhre, die länger sein muss als die der gewöhn- 

 lichen Trichter, ein luftdicht schliessender Glashahn sich befindet, so 

 ist es möglich, durch diesen die Pflanzen unter dem Rezipienten zu 

 begiessen, ohne dass das Manometer sich ändert (cf. Abbildung 

 ])ag. 35 W und Wi). In meinem Versuchsraum konnte ich jedoch von 

 dieser Einrichtung absehen. Das Manometer ist in dem Stativ (1) 

 befestigt. Ausserdem sind noch zwei, nach einem Geisslerschen 

 Thermometer in Übereinstimmung gebrachte Thermometer in gleicher 

 Höhe angebracht, eines (K) am Stativ, das andere (L) unter dem 

 Rezipienten an einer der vorstehenden Röhren. Der benützte Re- 

 zipient hatte einen Inhalt von 14 960 cm' = 14,960 1. 



Die Frage nach der Menge Luft, welche durch die Kapillare 



