]^22 Friedrich Schaible, 



jenige, wenn mehr Sauerstoff aus dem Kolben in den Eezipienten 

 strömte als aus dem Cylinder in den Kolben, da alsdann nach einer 

 bestimmten Zeit Wasser in den Rezipienten getrieben würde. Im 

 entgegengesetzten Fall triebe eben der Sauerstoff successive alles 

 Wasser aus dem Kolben und würde danach selbst in Blasen entweichen, 

 wodm-ch, abgesehen von diesem Verlust, für die Kulturen selbst kein 

 Schaden entstünde. Damit der Kolben, wenn er bloss Sauerstoff" 

 enthält, nicht steigen kann, wurde er mit Schnüren an dem Gefäss 

 M befestigt. Diese neue Einrichtung sowohl als auch der von der 

 Luft verschiedene Keibungskoeffizient des Sauerstoffs machten jedoch 

 eine Korrektion meiner Sauerstoffkapillare notwendig. Der Reibungs- 

 koeffizient für die Luft ist 0,0001783, für Sauerstoff 0,0001955. 

 Die neue Einrichtung brachte einen höheren Druck, den der Wasser- 

 säule im äusseren Gefäss M. Der Barometerdruck ist für Stutt- 

 gart 741mm Quecksilber = 10 078 mm Wasser. Die Höhe der 

 genannten Wassersäule betrug 198 mm. Somit lastet auf dem Sauer- 

 stoff" im Kolben ein Druck von 10 078 mm + 198 mm = 10 276 mm. 

 Soll nun die durch die Sauerstoff'kapillare B' zuströmende Menge 

 Sauerstoff gleich der in Experiment zugeströmten Menge Luft sein, 

 so muss die Sauerstoffkapillare erstens gekürzt werden im umge- 

 kehrten Verhältnis der Reibungskoeffizienten, zweitens muss sie ver- 

 längert werden im geraden Verhältnis des gesteigerten Drucks: 

 denn je grösser der Reibungskoeffizient, desto kürzer, und je 

 grösser der Druck, desto länger muss die Sauerstoffkapillare sein. 

 Das giebt folgende Proportionen : 



L X : 52 = 0,0 001783 : 0,0 001955. 



= 1783 : 1955. 

 IL X : 52 = 10 276 : 10 078. 



IIL X : 52 = (10 276 . 1783) : (10 078 • 1955). 

 IV. X = 48,3 mm. 



Hienach hätte die also modifizierte Sauerstoff'kapillare eine Länge 

 von 48,3 mm anstatt 52 mm, die Länge der Luftkapillare ist 200 mm. 

 Die entsprechenden Rölu-en im andern Apparat messen 52 mm 

 und 200 mm. 



Um immer eine Kontrolle dafür zu haben , dass der zweite 

 Apparat noch funktioniert, schob ich zwischen den Glaskolben 

 (N) und die Sauerstoff'kapillare (B) eine Wasserflasche (X) ein; 



