66 



Georg Schmidt, 



Es dürfte nicht unangebracht sem, der Handhabung des 

 Apparates einige Worte zu widmen, zumal genauere Angaben über 

 die Stärke der anzuwendenden Lösungen, sowie der Reinigung des 

 Apparates weder bei B.-M. noch bei Richards zu finden sind. 

 Die Beschreibung des Apparates selbst sei hier durch eine Zeich- 

 nung ersetzt. 



Es ist mir zunächst aufgefallen und machte sich auch gleich 



bei den Analysen, die ich ausführte, um ein für allemal den 0-Ge- 



halt der Luft für meine Untersuchungen festzulegen, ferner bei 



den zu meiner Übung durch Hinzufügen beliebiger Mengen CO2 



'hergestellten Luftgemischen recht unliebsam bemerkbar, dass die 



Abb. 2. Apparat Bonnier-Mangin, zum Analisieren der Atmungsgase. 



dem Analysenrohre adhaerierende Feuchtigkeit leicht Unterbrech- 

 ungen der Luft- und der Quecksilbersäule sowie andere Störungen 

 verursachte. Mindestens die Luftsäule musste einheitlich und 

 intakt sein. In einer 27« Chlornatriumlösung fand ich eine 

 Flüssigkeit, welche diesen übelstand gänzlich beseitigte. Dieselbe 

 schloss gleichzeitig das eingesogene Luftvolumen nach beiden Seiten 

 hin vom Quecksilber ab, was wegen der verschiedenen Oberflächen- 

 spannung des Quecksilbers und einer wässrigen Flüssigkeit von 

 Wichtigkeit war. So wurde eben die Luftsäule von vornherein 

 durch wässrige Flüssigkeit abgegrenzt abgelesen. 



Nachdem ich die Länge der eingesogenen Luftsäule mit Hilfe 

 der Graduierung bestimmt hatte (um immer denselben Sehwinkel 

 zu haben, benutzte ich eine genau senkrecht fixierte, nicht allzu 

 enge, ca. 10 cm lange Glasröhre, die ich auf einem Glaslineal 

 beliebig hin- und herschieben konnte), führte ich eine 15°/o Kalium- 



