159 



messungen läßt sich aber eine Wattenmwickliing nicht gleichmäßig 

 genug herstellen. Ich verwandte statt dessen einen unversilberten 

 und unausgepumpten Dewarzyliuder, in dessen Innern sich, durch einen 

 Korken genau zentriert, das oder die Versuchsröhrchen befinden. 

 Leider macht sich die Wärmekapazität einer großen Glasmasse beim 

 Abkühlen störend bemerkbar. Die Abkühlungskurve kann keine reine 

 Exponentialfunktion werden, weil sie durch Superposition mehrerer 

 Abkühlungskurven entsteht. 



Wir kommen damit auf die Faktoren, die man gleich machen muß, 

 um verläßliche Differenzmessungen anstellen zu können. Welche 



das sind , darüber gibt unsere Gleichung -^ = - • b Aufschluß. 



' ^ ^ dt V s • ö 



Der erste Faktor des Produktes auf der rechten Seite bedeutet den 

 Einfluß der geometrischen Gestalt und der zweite den der physi- 

 kalischen Beschaffenheit auf die Abkühlungsgeschwindigkeit. Wir 



wollen uns mit dem ersten Faktor - in einem Spezialfälle, nämlich 



wenn der Körper ein Zylinder, dessen Radius klein gegen seine Länge 



ist, beschäftigen. In diesem Falle ist - = ^^^^ = -, die Abkühlungs- 



geschwindigkeit ist also in diesem Falle dem Radius umgekehrt 

 proportional und von der Länge des Zylinders praktisch unabhängig. 

 Daraus folgt, daß es für die Vergleichbarkeit von Versuchen von 

 allergrößter Wichtigkeit ist, daß der Radius der benützten Gefäße 

 vollkommen gleich ist, auf die Gleichheit der Höhen der Füllung 

 kommt es sehr viel weniger an. Nun sind ja nicht alle Gegenstände, 

 z. B. Froschmuskel, sehr lange Zylinder, doch bleibt auch bei Zylindern, 

 deren Deckel und Bodenfläche nicht gegenüber der sonstigen Ober- 

 fläche vernachlässigt werden kann, bei nicht allzustarker Veränderung 



der Länge das Verhältnis - ziemlich dasselbe. Unser Versuchs- 

 röhrchen hat z. B. einen Radius von 3,5 mm und wird z. B. 30 mm 

 hoch gefüllt. Sollte bei dieser Füllung ein Fehler von 15%! gemacht 

 werden, d. h. ein Stand von 35 mm erreicht werden, so ändert sich 

 das Verhältnis von - deswegen doch nur um ca. 1% (nämlich von 

 64 auf 63). 



Da nun die Abkühlungsgeschwindigkeit in erster Annäherung dem 

 Radius des Zylinders umgekehrt proportional ist, so machen bei 

 einem Radius von 3,5 mm einige hundertstel mm schon einen Fehler 

 von einem Prozent aus. An demselben langen Glasrohre aber ändert 

 sich der Radius oft um 10 oder noch mehr Prozent. Also macht 

 man am besten alle Versuche in demselben Röhrchen. Doch kann 

 man sich auch so helfen, daß man sich zu jedem Röhrchen ein 

 Parallelröhrchen herstellt. Man zieht ein Glasrohr in der Mitte aus- 



