I 

 94 SECONDE NOTICE SUR LES TRAVAUX 



L'auteur commence par entrer dans de nombreux dé- 

 tails sur les procédés à suivre pour fondre, assembler et 

 polir les grands miroirs, ainsi que sur le mode qu'il a 

 adopté pour les monter. Comme i'ai eu précédemment 

 l'occasion d'en parler dans ma Notice de 1845 citée plus 

 haut, je ne le suivrai pas sur ce sujet, qui a plus d'intérêt 

 et d'importance pour les constructeurs d'instruments de 

 ce genre que pour le public. Je rappellerai seulement que 

 les miroirs de lord Rosse sont formés par un alliage d'un 

 peu plus de deux parties de cuivre sur une partie d'é- 

 tain, la pesanteur spécifique de l'alliage étant de 8,8. Les 

 miroirs de 8 pieds de diamètre pesaient environ 1200 li- 

 vres, et ceux de 6 pieds pèsent 4 tonnes, soit 8000 livres. 

 Leur monture n'est pas équatoriale, et le télescope ne 

 s'écarte pas beaucoup de la direction méridienne. Pour 

 qu'il puisse être constamment employé, il convient d'avoir 

 deux miroirs, dont on fasse usage alternativement. Lord 

 Rosse s'en est servi selon le mode newtonien, c'est-à-dire 

 en faisant usage d'un petit miroir réflecteur, incliné à 45% 

 qui permet à l'observateur de se placer latéralement avec 

 une lentille oculaire. Il estime qu'un grossissement li- 

 néaire d'environ 1300 fois est le plus fort qui puisse 

 être avantageusement employé, en général, avec ses té- 

 lescopes, pour des observations de nébuleuses; mais il a 

 fait usage occasionnellement de grossissements de plus 

 de 2000 fois, pour découvrir de petites étoiles avec le té- 

 lescope de trois pieds d'ouverture. Dans quelques occa- 

 sions, celui de six pieds en admettrait de semblables et 

 même de plus forts; mais dans le climat d'Irlande, ces 

 occasions sont rares et de courte durée. L'auteur pense 

 que des télescopes de dimensions encore plus grandes 

 pourraient être construits et avantageusement employés. 



