252 RECHERCHES SUR L'ACTION CHIMIQUE 



Gel appareil a marché pendant deux raille heures au 

 moins, sans avoir subi aucune réparation. Huit ou dix 

 fois seulement j'ai été obligé de renouveler la surface de 

 l'enclume et celle du marteau, et cela pour un simple 

 coup de lime '. 



Il arrivait quelquefois qu'après sept ou huitheures de 

 travail, le marteau restait collé au cylindre de fer doux; 

 mais ce phénomène n'avait qu'une courte durée, et dès 

 le lendemain l'appareil reprenait sa marche ordinaire. 



Une seule fois il m'a été impossible d'obtenir des étin- 

 celles pendant plusieurs heures; j'ai cru que la bobine 

 induite avait été transpercée par une première décharge, 

 car l'interrupteur fonctionnait comme auparavant. Après 

 avoir interrompu pendant une heure ou deux le passage 

 du courant inducteur, j'ai voulu m'assurer encore une 

 fois de l'étal de l'appareil, et j'ai trouvé qu'il donnait de 

 nouveau des étincelles. Ce fait ne s'est pas reproduit 

 depuis. 



J'ai fait usage, pour certaines expériences, d'appareils 

 beaucoup plus puissants donnant des étincelles à 7 ou 

 8 centimètres. Je n'ai pas trouvé qu'il y eût un grand 

 avantage ^ à se servir de ces appareils lorsqu'on s'occupe 

 de recherches électrochimiques sans faire usage d'étin- 

 celles condensées. Si les effets de tension sont beaucoup 

 plus considérables, les actions chimiques sont loin de 

 croître dans la même proportion. 



' J'ai observé que la marche de l'interrupteur était plus régu- 

 lière lorsque les surfaces n'étaient pas parfaitement horizontales ; 

 il y a alors un glissement du marteau sur l'enclume qui ne per- 

 met pas à ces deux pièces de se souder comme cela arrive quel- 

 quefois lorsque Tappareil a fonctionné pendant un certain temps. 



' En tenant compte du prix de ces appareils et de l'entretien 

 de la pile. 



