ET DE l'air humide. 53 



Dans mes précédentes recherches j'avais employé un 

 galvanomètre à double aiguille asiatique, parce que les. 

 galvanomètres à miroir, tels qu'on les emploie ordinai- 

 rement, possèdent une trop grande force de direction, 

 pour être suffisamment déviés par les faibles courants 

 thermo-électriques. Cependant, comme les galvanoméires 

 à aiguilles présentent l'inconvénient de ne donner des 

 indications proportionnelles aux intensités des courants 

 que pour quelques degrés et que, pour une plus grande 

 déviation, la plus petite différence correspond à un chan- 

 gement considérable dans l'intensité du courant, j'ai aug- 

 menté la sensibilité du galvanomètre à miroir en lui 

 adaptant un autre aimant parfaitement semblable, d'a- 

 près les principes des aiguilles asiatiques, ce qui dimi- 

 nuait la force directrice. 



Le galvanomètre en question est représenté dans la 

 figure i, planche I. Il se composé de deux spirales pa- 

 rallèles g g, chacune de 94 tours; a est le miroir cir- 

 culaire en acier, placé dans le centre de ces spirales et 

 qui sert en même temps d'aimant. Entre ce miroi." et les 

 spirales se trouve un anneau de cuivre k k, de 60""° de 

 largeur et de 30™™ d'épaisseur, qui sert à amortir. Cet 

 anneau porte le tube es qui pénètre entre les spirales et 

 auquel est fixé le vase cylindrique de laiton qq, dans 

 lequel est placé un second aimant circulaire b, qui a les 

 mêmes dimensions que le miroir a avec lequel il est mis 

 en communication par le fil a b, de telle façon qu'ils se 

 trouvent tous les deux dans le même plan et que leurs 

 axes magnétiques horizontales sont dans des directions 

 opposées. Ils sont suspendus à un fil de coton de 0,3 

 mètre de longueur, qui passe dans le tube R R. Pour les 

 introduire, après avoir été préalablement rendus suffi- 



