60 SUR LA DIATHERMAXSIE DE L'AIR SEC 



dorff's Amuden CXH, p. 516'. Celle modificalion, repré- 

 sentée fîg. 2, pi. I, permel de diviser en seclions de 

 dilïérenles longueurs le lube RR qui est destiné à rece- 

 voir le gaz à examiner et qui, dans ce but, est composé 

 des tubes de verre RA, BC, DR, séparés les uns des au- 

 tres par des lames de sel gemme ou d'autres substances 

 dwlhermanes. Dans chaque compartiment on peut faire 

 le vide et le remplir ensuite avec tel gaz qu'on voudra. 

 Si les gaz à examiner sont de nature à attaquer la pompe 

 pneumatique, on peut les faire passer par le comparti- 

 ment voulu jusqu'à ce qu'on en ait chassé l'air qui s'y 

 trouvait. Dans la partie inférieure E F, qui est un peu 

 plus large, se trouve la pile thermo-électrique ac, munie 

 de son réflecteur conique a 6. Les fils de la pile sont iso- 

 lés dans leur passage à travers la plaque de laiton F F, 

 qui ferme le lube à l'extréaiilé inférieure. Ils sont en- 

 duits de caoutchouc au-dessus de cette plaque, ainsi que 

 dans toute la longueur qui traverse Teau M N, dans la- 

 quelle plonge la partie inférieure de l'appareil et qui est 

 constamment maintenue à 15" C. 



Pour faciliter l'ajustement des différents tubes, on 

 adapte à chaque bout une douille de laiton dont le bord 

 est proéminent. Les tubes reposent sur ces bords parfai- 

 tement plans et légèrement graissés. On glisse ensuite 

 sur les rebords saillants de chaque douille une forte pièce 

 de laiton en forme de fer à cheval ; réunies deux à deux 

 à l'aide de trois vis que l'on serre ces deux pièces de 

 laiton se rapprochent et pressent les bords hermétique- 

 ment l'un contre l'autre. Veut-on intercaler une lame de 

 sel gemme, on l'introduit entre les bords graissés de deux 



1 Yoy. Archives, 1861, t. XII, p. 97. 



