121 



stammen, oder ob nicht die Infektion ausschliesslich durch das 

 Wasser oder durch Contakt mit unreinen Oberflächen stattfindet. 



2. Zur experimentellen Lösung der Frage, ob in der Luft ent- 

 wicklungsfähige Schizomycetenkeime vorhanden resp. 

 nachweisbar seien, habe ich eine andere Methode vorgeschlagen, 

 nämlich grosse Volumina Luft in Nährflüssigkeiten zu waschen, in denen 

 die Keime derselben sich später vermehren und dadurch mikroskopisch 

 und selbst makroskopisch zur Wahrnehmung kommen. Der von mir 

 früher benutzte Apparat') bestand aus einer Reihe durch Glas- oder 

 Kautschukröhren unter einander verbundener, und mit mineralischer 

 Bacteriennährlösung theilweise angefüllter Glascylinder, durch welche 

 die Luft vermittelst eines Aspirators hindurchgesaugt wurde, so dass 

 die nämliche Luftraenge sämmtliche Glascylinder hinter einander 

 durchstreichen und in ihnen die suspendirten Körperchen absetzen 

 musste, welche sodann im Wärmkasten zu weiterer Entwicklung 

 gebracht wurden. 



Eine sehr vortheilhafte Modifikation dieses Apparats habe ich 

 dadurch herbeigeführt, dass ich als Aspirator die nach Arzberger 

 und Zulkowsky^) von Paul Böhme in Brunn construirte trans- 

 portable Wasserstrahlluftpumpe verwendete und die Verbindung 

 zwischen den Waschcylindern derartig herstellte, dass in jedem der- 

 selben ein separater Luftstrom, nach Bedarf in verschiedener Nähr- 

 lösung, gewaschen werden kann. 



Die genannte Luftpumpe hat vor allen anderen Aspiratoren den 

 Vorzug, dass sie einen durch unbegrenzte Zeiten ununterbrochenen 

 regulirbaren Luftstrom gestattet. Um denselben in Gang zu bringen 

 ist weiter nichts erforderlich, als das Wasserzuflussrohr mit dem 

 Hahn einer Wasserleitung durch einen Kautschukschlauch (bei A in 

 umstehender Figur) in Verbindung zu setzen und den Lufthahn R 

 richtig zu stellen, während das Wasserabflussrohr durch einen Kaut- 

 schukschlauch bei B in das Becken der Wasserleitung gelegt wird. 



Das Luftrohr D der Wasserstrahlluftpumpe C wird mit einem 

 1 cm starken Glasrohr in Verbindung gesetzt, welches sich am ent- 

 gegengesetzten Ende in zwei gleiche Gabeläste theilt (E). Jeder 

 derselben wird durch einen Kautschukschlanch mit einem Glascylin- 

 der verbunden, welcher eine Höhe von 15 Centimeter und einen 

 inneren Durchmesser von 3 Centimeter besitzt und mit doppelt 

 durchbohrtem Kautschukstopfen verschlossen ist (FF'). Durch die 



1) Beiträge zur Biologie der Pflanzen Bd. I. Heft 3. p. 148. 



2) Annalen der Chemie und Physik Bd. 176 p. 327. 



