— 133 — 



mezzo dello stesso dove vi ha la scala graduata — si applicano i tappi 

 (// // fi?. 6, Tav. XX) e procedesi al riempimento del tacliijonometro 

 colla soluzione destinata a diffondere attraverso la gelatina per dar 

 luogo alla comparsa di uu precipitato nel punto di incontro. 



Una delle soluzioni va versata in una delle coppe (D fig. 6, Tav. XX), 

 la seconda nell'altra, mentre le chiavette sono orientate in modo da 

 troncare qualsiasi comunicazione col tubo (E) dell'apparecciiio affinchè 

 i liquidi non abbiano a cadere subito nel medesimo. Per evitare inutili 

 ripetizioni noi faremo notare qui che le soluzioni impiegate venivano 

 da noi preparate in base ai loro valori molecolari, per cui non verrà 

 d'ora innanzi fatta menzione che di soluzioni equimolecolari od ineqiii- 

 raolecolari, molecolari o normali (rispettiv. decinormali, centinormali 

 ecc. viceversa decimolecolari e centimolecolari ecc.) e via dicendo, 

 come già si è fatto pel tachijonoscopio. È inutile aggiungere che le 

 soluzioni furono preparate chimicamente pure, essendo questa una con- 

 dizione indispensabile per ottenere risultati attendibili. 



Versate le soluzioni nelle vaschette {D D fig. 6, Tav. XX) si fanno 

 venire pressoché simultaneamente a contatto della gelatina aprendo una 

 dopo l'altra le chiavette [G G). La discesa dei liquidi porta con sé 

 alcuni inconvenienti fra i quali quello di provocare il riempimento par- 

 ziale, sia per capillarità sia per aspirazione, dei tubi manometrici (B B). 

 Per ovviare a tale inconveniente occorre svuotare prima una delle va- 

 schette (Z) D) e poi l'altra tenendo il tachijonometro inclinato in modo 

 che durante la caduta delle soluzioni il liquido penetri nel tubo (K 

 tig. 6, Tav. XX) scorrendo lungo il lato della parete opposta a quella 

 che dà attacco al tubo manometrico {B). Quando poi per un'accidentalità 

 qualsiasi quest'ultimo riesca otturato dal liquido o da bolle d'aria si 

 l)uò con opportuni mezzi liberarlo nuovamente. 



La manovra di riempimento del tubo orizzontale E colle soluzioni, 

 quando venga eseguita a dovere, non richiede che qualche secondo di 

 lavoro. Ora, per quanto rapidamente si proceda, dovendosi aprire una 

 chiavetta dopo l'altra si avrà per risultato che le due soluzioni non 

 verranno sincronicamente a contatto della gelatina come sarebbe ne- 

 cessario affinché le stes.se abbiano a diffondersi attraverso questa so- 

 stanza contemporaneamente. Noi faremo però osservare che l'inconve- 

 niente non riveste alcuna gravità poiché pochi secondi di differenza 

 nella caduta dei liquidi non pregiudicano un'esperienza che deve du- 

 rare parecchie ore per arrivare a un risultato qualsiasi. 



Introdotte le soluzioni nel tubo orizzontale occorre mettere in fun- 

 zione le aste di vetro {A A), di cui sono fornitii tappi (// H flg. (ì, 

 Tav. XX), spingendole più o meno profondamente nelle soluzioni o vi- 



