LE SPECTROGRAPHE A PRISMES 



DE 



L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH 



PAR fUE ,V YV»eK 



Pierre WEISS et R. FORTRAT IWTArHCAL 



QAK1>BN 



On dispose aujourd'hui de moyens puissants pour analyser la 

 lumière, les plus grands progrès réalisés depuis une vingtaine 

 d'années sont dus au grand perfectionnement des réseaux et à la 

 création d'interféromètres qui, malgré une grande simplicité 

 de construction, ont un ^rand pouvoir séparateur. Toutefois, 

 les appareils à prismes, plus anciens, gardent à certains égards 

 l'avantage ; ils permettent d'obtenir une région du spectre 

 aussi étendue qu'on le désire, sans superposition d'une partie 

 étrangère; ils répartissent la lumière dans un seul spectre très 

 lumineux et uniformément éclairé; enfin, la grande rapidité 

 avec laquelle la dispersion augmente avec la fréquence, quand 

 on se déplace vers les régions de faible longueur d'onde, leur 

 donne pour ces régions, une grande supériorité. Dans un grand 

 nombre de phénomènes optiques, ils valent mieux que n'indi- 

 que la dispersion de l'appareil : en effet, c'est souvent la fré- 

 quence et non la longueur d'onde, qui intervient comme gran- 

 deur carastéristique. Par exemple, les raies d'une même série, 

 par l'action d'un même champ magnétique, donnent des com- 

 posantes dont l'écart est le même dans l'échelle des fréquences ; 

 la grandeur caractéristique de leur décomposition est : 



ÇO an = 



en 



A- 



Dans un réseau, l'écart dr des composantes, proportionnel 

 ' à oX vaut AoX d'où 



^ dr décroît comme \" quand X diminue. 



