b LE 8PECTR0GRAPHE A PRISMES 



Avec des prismes, au contraire, l'écart dp-, proportioimel au 

 pouvoir dispersif, a pour expression B r-^ ou : 



K 



A 



de sorte qu'il augmente comme . quand X diminue. 



À 



Donc, tandis que l'observation du phénomène de Zeeman 

 devient, avec un réseau, de plus en plus difficile quand on 

 avance dans l'ultra-violet, c'est l'inverse qui se produit dans 

 le spectre d'un appareil à prismes. 



Il en est de même pour tous les phénomènes dépendant de 

 n; l'échelle dans laquelle on les observe augmente quand X di- 

 minue. 



A la vérité, la loi de dispersion et la courbure des raies spec- 

 trales sont souvent gênantes, mais les autres avantages sont 

 assez importants pour avoir conduit l'un de nous à faire cons- 

 truire un appareil à prismes de grande puissance. Il a été exé- 

 cuté par Jobin avec une grande perfection et, après quelques 

 modifications que l'expérience nous a montrées nécessaires, il 

 nous a donné des images très fines; son pouvoir séparateur est 

 très satisfaisant, comme nous le montrerons plus loin. 



I. Le spectrographe en flint 



Nous avons choisi la disposition autocollimatrice qui possède 

 les avantages connus^; la lumière, venant d'une fente F, 

 tombe sur le prisme à réflexion totale P, qui la réfléchit vers le 

 miroir concave M. Celui-ci la rend parallèle et la renvoie à tra- 

 vers un train de prismes à peu près au minimum de déviation 

 pour la raie étudiée. Ce faisceau est marqué sur la figure 1 : 

 les traits pleins sont les rayons extrêmes du faisceau. Après 

 s'être réfractés à travers tous les prismes, ces rayons sont réflé- 

 chis sur un miroir plan GG', puis traversent de nouveau tous 

 les prismes en sens contraire. Sur la figure, les rayons qui 



' Wadsworth, VKxl. Mag. (5) 38, p, 137, et Jobin et Fabry, Journal 

 de Phys., 1904, p. 202. 



