12 LE 8PECTR0GRAPHE A PRISMES 



de deux raies séparées par un spectrographe à prismes et il a 

 trouvé : 



ÔA = 



dÀ (1) 



OÙ X est la longueur d'onde en angstroms, e la diftéreuce, en 

 cm., de l'épaisseur totale des prismes à la base et au sommet, 



^ le pouvoir dispersif du verre. 



Cette formule montre qu'il faut prendre un verre très disper- 

 sif et des prismes aussi grands et aussi nombreux que possible. 

 Rappelons que, pour un réseau, la formule analogue est 



ÔA = — 



mn 



m étant le nombre total des traits du réseau, n l'ordre du 

 spectre. 



A la vérité, la condition théorique donnée par Rayleigh ne 

 peut jamais être atteinte, non seulement parce que l'intensité 

 en B n'est guère inférieure à l'intensité en E ou E', mais sur- 

 tout parce qu'une raie spectrale n'est jamais parfaitement 

 monochromatique et que la fente a une largeur appréciable ; 

 nous indiquerons plus loin, en même temps que nos résultats, 

 de quelle façon nous avons mesuré le pouvoir séparateur en 

 nous plaçant dans les conditions théoriques indiquées, au 

 moyen de deux raies voisines, d'égale intensité. 



Les irrismes de verre. 



La partie fondamentale de l'appareil est le système dispersif. 

 Le verre dans lequel ou taille les prismes doit satisfaire à un 

 certain nombre de conditions; on doit lui demander surtout: 



1" d'être très dispersif et néanmoins transparent; 



2 " d'être homogène, sans trempe ni bulles, bien qu'en assez 

 gros blocs ; 



3" de se bien conserver, c'est-à-dire de ne pas être mou, ni 

 altérable aux vapeurs et aux gaz qui peuvent se trouver dans 

 un laboratoire, et surtout dans une salle de spectroscopie. 



