14 LE 8PECTR0GRAPHE A PRISMES 



des valeurs bien déterminées qu'à faire leurs faces très planes. 

 Leur hauteur est de 85 mm, la largeur de faces 81 mm, et les 

 angles réfringents sont voisins de 63° (entre 62°, 58', 50" et 

 63°, 30'). Le train Hamy, sur lequel ils sont montés, a toutes 

 ses plateformes horizontales, sauf la dernière qu'on peutinchner 

 pour régler la verticalité du miroir GG'. 



Un solide bâti de fonte porte la fente F, le prisme à réflec- 

 tion totale P et un cadre métallique robuste destiné à recevoir 

 le châssis photographique. Ce châssis et la fente peuvent ne pas 

 être rigoureusement à la même distance du petit prisme P ; en 

 les rendant mobiles l'un et l'autre, on facilite beaucoup le 

 réglage. 



Influence de la température. 



Des changements de température détruisent l'homogénéité 

 optique des prismes et nuisent par conséquent à la qualité des 

 images. Ils jouent aussi un autre rôle gênant, pendant les lon- 

 gues poses ils déplacent les lignes spectrales, lentement, mais 

 d'une quantité très appréciable. Pour avoir une température 

 uniforme et constante, nous avons entouré tout l'appareil par 

 une circulation d'eau de la ville et recouvert le tout par des 

 couvertures. 



RÉSULTATS 



La dispersion augmente très vite avec la fréquence, comme 

 le montre la formule (2) donnant l'indice du verre. Mais l'ab- 

 sorption du verre empêche d'arriver au-dessous de 4100 U.A. 

 Sur chaque photographie, l'intensité décroît depuis le bord 

 droit F' de la plaque, mais elle est très suffisamment uniforme 

 sur une longueur de 5 cm. La plaque est bien utilisable sur 

 une longueur de 9 cm; au-delà, les images formées par un fais- 

 ceau étroit à la sortie des prismes sont pâles et manquent de 

 netteté. Toutefois, comme la dispersion y est très grande, il 

 arrive que, pour des raies très intenses, la partie gauche de la 

 plaque est encore utilisable. 



Il n'est pas très aisé de mesurer le pouvoir séparateur d'un 



