16 LE SPECTROGRAPHE A PRISMES 



deux raies spectrales sont séparées avec une fente de Vioo i^ra. 

 si leurs longueurs d'onde ditï'èrent de plus de 



ÔA + ô'X 



Dans le tableau qui suit, nous donnons, à côté de §X, les va- 

 leurs de oX H- ô'X. 



Enfin, rappelant que, dans un réseau, le plus petit intervalle 

 séparé vaut 



A 



mn 



OÙ m est le nombre de traits du réseau, et n l'ordre du spec- 

 tre, nous donnons les valeurs de rr calculées d'après la théorie 



de Rayleigh pour notre appareil et pour un réseau de 16 cm. de 

 long, ayant 780 traits au mm. 



En résumé, le tableau suivant contient : 



Première colonne: les longueurs d'onde X. 



Deuxième colonne: ôX calculé pour une fente infiniment fine. 



Troisième colonne: SX -j- §'X calculé pour une fente de Vioo nii^i- 

 de largeur. 



Quatrième colonne: ô"X Distance minimum de deux raies vues 

 séparées. 



Cinquième colonne : Pouvoir séparateur ^ calculé pour le 



spectrographe à prismes avec une fente infiniment étroite. 



Sixième colonne: id., calculé pour le deuxième spectre d'un 

 réseau de 125.000 traits. 



Septième colonne ; id. ^ observé pour le spectrographe à 



prismes. 



Huitième colonne : Longueur en mm. occupée sur la plaque 

 du spectrographe à prismes par 1 angstrôm. 



