DE l'École polytechnique de zurich 17 



En résumé le pouvoir séparateur réel est environ le tiers de 

 celui que donne la théorie pour une fente infiniment fine et la 

 moitié de celui que l'on devrait avoir pour une fente de 

 0,01 mm. 



Ces résultats sont assurément satisfaisants et cela d'autant 

 plus qu'une partie de l'écart doit être rais sur le compte de la 

 nature imparfaitement monochromatique des raies employées. 



En particulier au voisinage de 4200, la source utilisée est la 

 bande 4200 du cyanogène obtenue avec un arc entre charbons 

 à la pression ordinaire : or, Hagenbach a montré que, pour avoir 

 des raies extrêmement fines, il faudrait le faire jaillir dans une 

 atmosphère raréfiée à une pression de quelques cm. Si l'on 

 songe au grand nombre des surfaces réfringentes et à l'épais- 

 seur de verre traversée par le faisceau, on voit que toutes les 

 qualités optiques de l'appareil sont excellentes. 



Pour aller encore plu» loin, on ne pourrait songer qu'à aug- 

 menter le nombre des prismes, mais pour les faibles longueurs 

 d'onde notre train est déjà presque fermé sur lui-même ; d'autre 

 part, pour faire traverser les prismes plus de deux fois par la 

 lumière, on serait forcé de donner au faisceau une inclinaison 

 nuisible à la qualité des images. 



Pour atteindre le violet avancé et l'ultra-violet il aurait fallu 

 choisir un verre moins absorbant, et par suite moins dispersif, 

 nous avons préféré employer les prismes de quartz. 



IL Le Spectrographe de quartz. 



La première question qui se pose, quand on veut faire un 

 spectroscope de quartz, est relative à la taille des prismes. Pour 

 que la double réfraction n'intervienne pas, il faudrait que l'axe 

 optique soit perpendiculaire à l'arête du prisme et parallèle 

 à sa base, mais alors une autre biréfringence se produit, don- 

 nant deux rayons émergeants de polarisations circulaires con- 

 traires: on sait en ettet que la polarisation rotatoire est due à 

 la dittérence des indices des deux vibrations circulaires inver- 

 ses. On adopte généralement la solution de Cornu : deux pris- 

 mes rectangles égaux sont taillés, l'un dans un quartz droit, 

 l'autre dans un quartz gauche, et les axes sont perpendicu- 

 Archives, t. XXXV. — Janvier 1913. 2 



