18 LE SPECTROGRAPHK A PRISMES 



laires, dans chacun d'eux, aux côtés correspondants de l'angle 

 droit, les prismes étant accolés par ces faces ; un rayon paral- 

 lèle à la base et perpendiculaire à l'arête traverse une égale 

 longueur dans le cristal droit et dans le cristal gauche. Mais 

 tout rayon qui ne traverse pas le prisme exactement dans cette 

 position, subit la double rétraction et traverse des épaisseurs 

 très inégales de quartz droit et gauche, de sorte que la com- 

 pensation ne se produit plus complètement entre les rayons 

 de polarisation droite et gauche. L'effet résiduel peut être con- 

 sidérable, puisque, pour X = 3000, 1 mm. de quartz établit 



entre ces vibrations un retard de plus de — • 



A. Cotton nous a suggéré une solution beaucoup plus élé- 

 gante. Si l'on donne à l'axe optique du quartz la direction de 

 l'arête des prismes, ils se comporteront comme des prismes iso- 

 tropes si l'on n'admet dans l'appareil que de la lumière pola- 

 risée parallèlement ou perpendiculairement à la direction de 

 l'arête. Si la vibration électrique est perpendiculaire à l'axe 

 toute la lumière sera contenue dans le rayon ordinaire, si elle 

 est parallèle à l'axe, dans le rayon extraordinaire 



Or si la lumièi-e rencontre les faces sous l'incidence brewsté- 

 rienne, l'appareil dispersif fonctionne lui-même comme polari- 

 seur ; nous l'avons déjà dit à propos des prismes de flint. Toute 

 la lumière perdue par réflexion vibre parallèlement à l'axe et 

 est empruntée par conséquent au rayon extraordinaire. Si le 

 nombre des prismes était infini le rayon extraordinaire serait 

 éteint ; dans un appareil de cinq prismes et demi, traversés 

 deux fois par la lumière il est déjà considérablement affaibli. 



On obtient donc avec cette disposition de l'axe optique du 

 quartz parallèle à l'arête un appareil qui donne la même dis- 

 persion que si le milieu était isotrope avec un indice égal à 

 l'indice ordinaire. Les pertes de lumière et l'état de polarisa- 

 tion de la lumière émergeante sont aussi, à peu de chose près, 

 les mêmes que dans l'appareil isotrope. 



On peut supprimer complètement le spectre extraordinaire 

 en polarisant la lumière avant la fente. On peut aussi s'en 

 débarrasser en plaçant devant la fente un monochromateur 

 même très peu dispersif: les spectres ordinaire et extraordi- 



