22 LE SPECTROGRAPHE A PRISMES 



Le pouvoir séparateur est rendu plus faible que celui du 

 spectographe de verre par la diminution de e et de ^ . 



Pour le mesurer, nous nous sommes servis de raies sponta- 

 nément renversées de l'arc au fer : 



Pour X = 4200, nous avons utilisé, comme avec les prismes 

 de verre, la bande violette du cyanogène. Bien que les résultats 

 soient excellents, nous avons l'impression qu'avec des raies plus 

 monochromatiques nous pourrions, dans bien des cas, séparer 

 des intervalles encore plus petits. En effet, toutes les fois que 

 nous nous sommes servis de cet appareil, la finesse des raies 

 était limitée par leur nature physique, et non par le pouvoir 

 séparateur. La longueur occupée sur la plaque par 1 angstrôm, 

 varie beaucoup, presque de 1 à 2, d'un bout à l'autre de la 

 plaque; nous donnons une valeur moyenne de cette longueur, 

 se rapportant à la partie la moins dispersée, mais la plus nette. 



La signification des nombres donnés dans le tableau suivant 

 est la même que dans le tableau de la page 10. 



La comparaison de la troisième et de la quatrième colonne 

 montre que la séparation observée est pour les plus grands X 

 presque aussi bonne que celle que le calcul fait prévoir pour 

 une fente de 0,01 mm. En moyenne l'intervalle séparé effecti- 

 vement est moins du double de celui que donne la théorie. La 

 5'"" et la 6"*" colonne montrent que pour les longueurs d'ondes 

 inférieures à 3000 UA le pouvoir séparateur calculé de notre 

 appareil dépasse celui des grands réseaux. La 7"" colonne 



