26 



LE SPECTROGRAPHE A PRISMES 



du phéuonièiie de Zeemaa où l'on counaît la longueur d'onde de 

 la raie à étudier et où l'on cherche l'écart des composantes. 

 On se rend compte facilement que l'on peut alors faire sans 

 inconvénient la photographie du phénomène à étudier et celle 

 du spectre de comparaison sur deux plaques distinctes. Les 

 raies ne risquent plus alors de se mêler. 



Il est intéressant de comparer la dispersion obtenue à celle 

 des autres spectrographes ; nous reproduisons, en y ajoutant 

 nos données, les indications publiées par du Bois, Elias et Lôwe. 

 Nous avons cru bon de mettre, dans une dernière colonne, les 

 dispersions rapportées à une distance focale de 1 m. Toutefois, 

 pour faire une comparaison complète, il faudrait aussi ajouter 

 des indications précises sur l'ouverture des faisceaux et les 

 qualités optiques des appareils. 



Longueur occupé'.' sur la plaque par 1 angBtrSm 



o 



au voisinage de 4340 UA 



Pour compléter la description de cet appareil, il faudrait 

 donner encore des renseignements sur sa luminosité. Il est plus 

 difticile de traduire cette propriété par des nombres. Des pho- 

 tographies du phénomène de Zeeman, qui exigent plus d'une 

 heure de pose avec le réseau ont été obtenues en quelques 

 minutes. Avec des expositions plus longues, on a pu photogra- 

 phier des raies dont la faible intensité rendait l'étude impossible 

 avec un réseau, même dans le spectre visible. Dans la bande 



