336 RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DES PELLICULES DE SAVON 



tache noire en s'étendant pendant le mouvement de rotation re- 

 foule les couches épaisses vei's la périphérie, et pourquoi une fois 

 qu'elle s'est étendue jusqu'aux extrémités de la lame un arrêt 

 du mouvement rotatoire force les portions épaisses à se masser 

 sous forme d'îlots qui nagent librement dans le sein de la tache 

 noire. Le nombre de ces îlots est parfois très considérable. 



La régularité du phénomène durant la rotation m'a fait 

 songer à effectuer les mesures de résistance pendant ce mouve- 

 ment même. Je me suis servi dans ce but de l'appareil de Boys 

 tel que J. Griftiu & Sons de Londres l'ont lancé dans le com- 

 merce, mais en y apportant pour mes besoins la modification 

 suivante. Le couvercle de l'appareil servant à protéger la pel- 

 licule contre les courants d'air et qui dans l'instrument original 

 est formé d'un cône en celluloïd fut remplacé par un autre cou- 

 vercle avec une glace plane parallèle à la pellicule et tournant 

 avec elle. La glace est percée en son centre et porte dans cette 

 ouverture un bouchon en ébonite muni de deux anneaux en 

 cuivre. Ces anneaux sont reliés à deux électrodes ou « sondes » 

 en mince iil de platine qui vont plonger dans la pellicule et qui 

 pendant le mouvement de rotation marchent avec la pellicule, 

 et le couvercle. Ces électrodes disposées suivant un rayon 

 peuvent être écartées à volonté l'une de l'autre. Une batterie 

 d'accumulateurs en série avec un galvanomètre est reliée aux 

 électrodes par l'intermédiaire de deux petits balais s'appliquant 

 sur les anneaux en cuivre. La tension de la batterie pouvait être 

 réglée à 64, 32, ou 16 volts. Les résistances mesurées sont de 

 l'ordre 10'' ohm. D'après ce qui a été dit plus haut l'épaisseur 

 calculée au moyen de la conductibilité peut se trouver trop 

 grande, mais jamais trop petite, en d'autres termes la conduc- 

 tibilité fournit une limite supérieure de l'épaisseur. Les pelli- 

 cules eu rotation supportent fort bien la présence des électrodes 

 dans leur masse, mais lorsque la tache noire commence à les 

 atteindre il y a toujours danger à éclater la pellicule. Avec de 

 la patience on arrive cependant facilement à faire que le noir 

 tienne malgré les électrodes et l'on a suftisamment de temps 

 pour exécuter les mesures. Le passage de la tache noire à la 

 première couleur paraît offrir une discontinuité : le galvano- 

 mètre accuse un saut brusque de la résistance à l'instant oti la 



