342 LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU 



Je m'étais proposé de mesurer avec cet appareil les coefti- 

 cients d'aimantation de la solution concentrée de chlorure de 

 manganèse et de celle de nitrate de cobalt pour comparer 

 ensuite ces deux solutions avec de l'eau. Dans le champ étalon 

 l'ascension magnétique de la solution de cobalt est d'environ 

 4 cm., celle de chlorure de manganèse se monte à 9 cm. En 

 exécutant ces mesures d'ascension je désirais atteindre une 

 exactitude de 0,05 mm. pour chaque lecture. Le cathétomètre 

 utilisé est muni d'un vernier qui permet de lire les positions 

 du curseur à 0,02 mm. près. Dès le début des mesures je vis 

 qu'il était impossible de réaliser l'exactitude désirée, les diffé- 

 rences entre les lectures consécutives étant beaucoup plus 



Fis-. 5. 



Tube d'ascension d'après (Jlivier. 



grandes que les tolérances. Il était évident que ces différences 

 provenaient en grande partie des variations de l'ascension 

 capillaire. A l'œil nu on pouvait voir que le ménisque n'avait 

 pas toujours la même courbure, bien que j'eusse appliqué tou- 

 tes les mesures de précaution connues. Ainsi lors de la pi'épara- 

 tion des liquides tous les récipients avaient été lavés avec un 

 mélange chaud d'acide sulfurique et de bichromate de potasse. 

 Le tube de verre avait été fréquemment soumis au même trai- 

 tement. Pendant l'observation les pointés se faisaient toujours 

 sur le ménisque descendant. Avant l'interruption du courant 

 ou avait chaque fois relevé suffisamment le récipient mobile 



