ÉBRANLEMENTS MÉCANIQUES ET RESIDU DIÉLECTRIQUE 53 



D'un socle OÙ le condensateur était fermement pris par 

 son pied, s'élevait une tige de bois massive, porteuse d'un bras 

 mobile autour d'un axe horizontal ; deux forts ressorts assu- 

 i-aient à ce bras une position réglable à volonté et stable, tout 

 en lui conservant la liberté nécessaire. Au bout du bras siégeait 

 un second axe parallèle au premier. Il portait en son milieu le 

 disque de tibre (,10 cm. de diamètre, 1 cm. d'épaisseur, pour- 

 tour cylindrique) et à une extrémité une poulie de bois. 



Cette dernière correspondait à une autre poulie iixée sur 

 l'axe d'articulation du bras. De la sorte un moteur électrique 

 pouvait entraîner le disque quelle que soit la position du bras. 

 Le disque faisait environ un tour par seconde. Un déclic per- 

 mettait de relever ou d'abaisser instantanément le bras, com- 

 mandait l'attaque du bord du bocal condensateur par le disque, 

 dont les ressorts réglaient la pression. 



Quant au montage électi-rque, il comprenait un électromètre 

 bifilaire de Wulf apériodique, de capacité et d'inertie très faibles, 

 une batterie de petis accumulateurs et un jeu de commutateurs. 

 Ceux-ci, montés sur paraffine, étaient mis en action par des 

 électro-aimants déclanchés au doigt par l'opérateur au rythme 

 d'une horloge à seconde. On réalisait les quatre « temps » ci- 

 après : 



V temps : mise en charge du condensateur, l'électromètre 

 étant à la terre. 



2'"^ temps : première mise en court-circuit des armatures 

 avec la teri-e. 



3"" temps : isolements simultanés de l'armature interne du 

 condensateur et de l'électromètre, qui sont mis en relation di- 

 recte. 



A""" temps : seconde mise en court-circuit par la terre du 

 condensateur et de l'électromètre. 



Les ébranlements intervenaient seulement au troisième 

 « temps » et pendant toute sa durée. Les observations avec 

 chocs alternaient avec les mesures sans chocs. 



L'opérateur lisait soit l'élongation maximum d'un seul fil, 

 soit l'écart maximum des deux; en même temps il enregistrait 

 avec un compteur Thury, au V20 de seconde près, la durée z de 

 cette variation. Une seule opération donnait donc à la fois le 



