ET DE l'oxygène 343 



pour empêcher le ménisque de jamais descendre en dessous 

 de la position repérée. Toutes ces mesures de précaution étaient 

 nécessaires pour éviter les grandes erreurs, mais elles étaient 

 insuffisantes pour obtenir des résultats satisfaisants. Evidem- 

 ment ces fautes provenaient en partie encore de la capillarité, 

 mais en partie aussi des petites fluctuations de la température 

 du li(|uide dans le tube ; un thermomètre à mercure, placé 

 dans le voisinage immédiat de ce dernier n'eu suivait pas assez 

 rapidement les variations thermiques pour en permettre la cor- 

 rection complète. On sait en effet que chaque degré d'élévation 

 de la température produit une diminution de la susceptibilité 

 paramagnétique de 4 pour mille environ. 



Le tube d'ascension décrit dans le chapiti-e suivant a fait 

 disparaître ces deux causes d'erreur. Les résultats qu'il m'a 

 fait obtenir ne laissent plus rien à désirer au point de vue de la 

 régularité des lectures. 



^o' 



Le tube d'ascension 2)erfedionné 



Pour éviter les variations de température j'ai entouré le tube 

 d'ascension d'un second tube. Dans l'espace intertubulaire j'ai 

 fait circuler de l'eau à la température de la chambre, comme 

 dans les réfrigérants bien connus de Liebig. Un réservoir d'une 

 contenance de 20 litres fournissait cette eau dont la grande 

 masse garantissait la parfaite constance thermique durant toute 

 une série de mesures. J'ai établi un débit assez grand pour 

 éviter une variation de la température de l'eau pendant sa cir- 

 culation. En sortant de l'appareil l'eau était immédiatement 

 conduite à travers un petit vase Dewar, oii un thermomètre 

 à mercure en indiquait la température. 



Il n'aurait pas été possible d'entourer tout le tube d'ascen- 

 sion de cette enveloppe. A l'endroit oii le ménisque se trouve 

 pendant la lecture, le diamètre du tube intérieur ne doit pas 

 être trop petit h cause de la capillarité. D'autre part les dimen- 

 sions de l'entrefer limitent le diamètre extérieur à 5 mm. Il en 

 résulte qu'en cet endroit il n'y a pas de place pour le second 

 tube. 



Nous avons vu que la force qui agit sur chaque élément de 



