344 LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU 



volume du liquide est propoi-tioiiiielle au produit du champ et 

 de sa dérivée. Le ménisque observé est placé au maximum du 

 champ, là où celui-ci est homogène sur une certaine étendue. 

 Il en résulte que l'on peut sans inconvénient se passer de la 

 double enveloppe au milieu de l'entrefer. Il suftit que cette der- 

 nière existe dans le voisinage des bords des pièces polaires. 



On voit dans la figure 6 cette double enveloppe en A. Pour 

 pouvoii" mesurer des gaz paramagnétiques j'ai placé une seconde 

 enveloppe B au-dessus de la place W du ménisque. Nous en par- 

 lerons plus tard. 



La seconde particularité de ce tube est encore plus impor- 

 tante que ce thermostat. C'est un dispositif qui permet d'obte- 

 nir par un déversement une humectation régulière des parois 

 du tube et une propreté absolue du ménisque. Il en résulte une 

 ascension capillaire tout à fait constante. 



Fii 



0. 



Tube d'ascension avec déversoir et thermostat. 



La figure 6 représente tout l'appai'eil. On y reconnaît d'abord 

 le tube d'Olivier de la figure 5 muni du thermostat dont nous 

 avons parlé. Puis on y voit le déversoir GDF dont voici le 

 fonctionnement: l'extrémité du tube F communique avec une 



