ET DE l'oxygène 345 



trombe à eau aspirante \ On ferme le robinet G et on ouvre D. 

 Cela permet de faire cii-euler le mélange chaud d'acide sulfu- 

 fique et de bichromate de potasse à travers tout le tube à par- 

 tir de H. Au bout de quelques minutes on remplace la circula- 

 tion d'acide par une circulation d'eau, puis on remplit le réci- 

 pient H avec le liquide qu'on veut examiner et on en fait encore 

 circuler une quantité suffisante à travers le tube. Pendant tou- 

 tes ces opérations le récipient H doit être maintenu suffisam- 

 ment rempli pour empêcher l'air d'être aspiré dans le tube. Ce 

 lavage du tube étant terminé, on ferme le robinet D. On s'as- 

 sure que le niveau du liquide en H est plus élevé que le point R 

 où l'on observe le petit ménisque, puis on ouvre le robinet G 

 pour mettre le tube en communication avec la pression atmos- 

 phérique. Le ménisque descend dans le tube CB jusqu'au des- 

 sus de la place M. L'air qui est aspiré entre par L - ou il est 

 filtré par du coton. Après ces préparatifs on peut procéder à 

 l'exécution des mesures elles-mêmes. On abaisse le curseur du 

 cathétomètre et avec lui le récipient H, jusqu'à ce que le ménis- 

 que apparaisse dans le microscope tangent au réticule. On 

 détermine la position du curseur et on excite l'électro-aimant. 

 Le petit ménisque monte et on le ramène à sa position précé- 

 dente en abaissant le curseur. A ce moment a lieu la seconde 

 lecture de la position du curseur, après quoi l'on relève le cur- 

 seur plus haut que la position précédente et alors seulement on 

 interrompt le courant puis redescent le curseur jusqu'à ce que le 

 ménisque reprenne sa position normale : à cet instant a lieu la 

 troisième lecture du cathétomètre. On continue de cette façon 

 pendant environ un quart d'heure, ce qui permet de faire 10 à 

 20 lectures. 



Pour calculer les coefficients d'aimantation je cherche les 

 difiérences entre toutes les lectures consécutives et j'en prends 

 la moyenne. (On pourrait naturellement aussi prendre la ditté- 



' L'n simple tube de caoutchouc peut en formant siphon remplacer la 

 trombe. Mais il est préférable d'opérer avec une trombe, surtout quand 

 on travaille avec des gaz. 



- La forme particulière de L sert à faire une atmosphère artificielle. 

 Nous en parlerons plus tard. 



Archives, t. XXXIII. — Avril 1913. 24 



