ET DE l'oxygène 349 



Cette correction devient nécessaire si le liquide n'a pas la 

 même terapéi-ature dans le tube que dans le récipient. Quand 

 on fait des mesures de précision à température ordinaire on 

 devrait toujours observer les deux températures et non seule- 

 ment la température du tube, comme cela se fait généralement. 

 Si l'on doit faire une série d'observations à diverses tempéra- 

 tures, il est avantageux de ne faire varier que celle du liquide 

 dans le tube et de maintenir le récipient à la température de 

 la chambre. Dans ce cas la correction devient tout à fait 

 importante. (Pour l'eau par exemple elle change complètement 

 le caractère de la courbe). 



Il résulte de ce qui précède qu'il est indispensable de déter- 

 miner le coefficient de dilation des liquides dont ou veut étudier 

 le coefficient d'aimantation. Dans ce but j'ai déterminé les 

 densités de mes deux liquides étalons à 15° C, à 20° C et à 25° C 

 au moyen d'un pyknomètre jaugé à ces mêmes températures 

 avec de l'eau. La densité de l'eau à toutes ces températures 

 est suffisamment connue. La détermination de la densité était 

 du reste nécessaire pour le calcul de la susceptibilité des liqui- 

 des étalons. 



La com-tradioii de la balance magnétique 



Pour comparer la susceptibilité de l'eau avec celles des deux 

 liquides étalons j'ai employé la méthode suivante. 



Une éprouvette en quartz est suspendue à une balance de 

 haute sensibilité. L'extrémité inférieure de Téprouvette est 

 placée au milieu de l'entrefer d'un électro-aimant, tandis que 

 son extrémité supérieure se trouve en dehors des pièces polai- 

 res. Au moyeu de la balance on détermine la force avec laquelle 

 l'aimant, après qu'on l'a excité, agit sur le tube et son con- 

 tenu. On remplit l'éprouvette alternativement avec de l'hydro- 

 gène non magnétique, de l'eau pure et l'un des deux liquides 

 étalons. Il était à prévoir que l'aimant agirait sur l'eau avec 

 une force d'à peu près 20 dyn.: la balance devait donc être 

 sensible à 0,02 mg. L'éprouvette devant toujours avoir la même 

 position relativement à l'entrefer, on ne pouvait se servir d'une 

 balance de construction ordinaire dont le Héau, pendant l'ob- 



